4 A. G. THEORELL, 



Secchi och andra, en metalltråd. Mot Wilds apparat särskildt kan dock anmärkas, att 

 han väl svårligen låter använda sig i ett hårdare klimat, då hans ömtåligare delar 

 tyckas vara för litet skyddade, i det det rum, der apparaten befinner sig, genom en 

 temligen stor springa kommunicerar med den yttre luften. Mot användande af metall- 

 thermometrar i allmänhet till meteorologiska observationer har man med skäl gjort den 

 invändningen, att deras temperatur ej beror endast af lufttemperaturen, såsom fallet 

 åtminstone i det närmaste är med qvicksilfverthermometrarne, utan äfven af det strål- 

 ningsvärme, för hvilket de kunna vara utsatta. En thermometer af metall kan ej heller 

 användas såsom psychrometer. 



Af dessa skäl är det som man ansett önskvärdt att till registreringsapparater 

 kunna använda vanliga qvicksilfverthermometrar, och man har utom den förutnämnda 

 fotograferingsmethoden föreslagit tvenne sätt att kunna komma till målet. Mot det 

 ena förslaget, nemligen att hafva thermometern upphängd på eggar såsom en vanlig 

 vågbalans och af förändringen i hans lutning till följe af tyngdpunktens flyttning, då 

 qvicksilfverpelaren varierar, sluta till temperaturen, kan anmärkas, först att denna me- 

 thod svårligen kan användas annat än på orter med mycket mildt klimat, ty hela me- 

 kanismen måste vara ute och följaktligen vara utsatt för inflytelser, som inverka men- 

 ligt på hans bestånd, och för det andra, att hon ej egnar sig för psychrometrien, då 

 man omöjligen alltid kan bibehålla samma grad af befuktning på kulan, och en olikhet 

 häri nödvändigt måste förändra kulans tyngd. Det andra förslaget går ut på att till 

 registreringen använda elektriska strömmar, som slutas genom kontakt mellan qvick- 

 silfret i thermometern och en tråd af stål eller platina, som nedgår i röret. 



Den förste, som sökt realisera denna idé är Wheatstone, ehuru han tyckes hafva 

 stannat vid ett, visserligen detaljeradt, föi'slag till konstruktion, som aldrig blifvit ut- 

 fördt. Eii ofullkomlighet hos hans konstruktion tyckes emellertid vara, att de platina- 

 trådar, som nedgå i thermometerrören, mellan observationerna till en del äro nedsänkta 

 i qvicksilfret och att det är strömmens öppnande, då tråden uppdrages, som begagnas 

 till registreringen. Utom att den dervid alstrade gnistan förmodligen skulle medföra 

 betydlig oxidation af qvicksilfret med deraf följande olägenheter, så skulle helt säkert 

 markeringen ske mindre skarpt, ty det är bekant, att en elektrisk ström ej kan afbrytas 

 ögonblickligen, utan att vid afbrytandet strömmens intensitet småningom minskas tills 

 han alldeles upphör, då ledarne kommit på ett visst afstånd från hvarandra. 



En thermometerregistrering af detta slag, som verkligen blifvit utförd, är den af 

 Pater Secchi i Rom, hvars konstruktion dock lider af samma olägenhet som den Wheat- 

 STONESKA. Vid hvarje observation löper nemligen platinatråden hela thermometerskalan 

 utefter, först ned i qvicksilfret och sedan åter upp, och både slutandet och öppnandet 

 af strömmen begagnas till registreringen. Genom denna method kommer äfven qvick- 

 silfverjKdaren i röret för hvarje observation i en rörelse, som ej torde vara fördelaktig 

 för thermometerns bestånd. Olägenheter tillfölje af dessa omständigheter lära äfven 

 ha visat sig på Secchis thermometrar. 



Vid våren år 1864 erhöll jag af Professor Edlund vid Vetenskaps-Akademien i 

 Stockliolm i uppdrag att för Akademiens räkning konstruera en registreringsapparat 

 för thermometer- och barometerobservationer, byggd på samma grvmder som den Wheat- 

 STONESKA, med den förändring, att slutandet af ströumien i stället för dess öppnande 



