APPARAT FOR REGISTRERING. 5 



borde begagnas till registreringen, för att undvika här ofvan omnämnda ölägenheter af 

 den Wheatstoneska konstruktionen. Den ledningstråd, som ästadkomme slutandet af 

 strömmen, borde ej heller nedgå i qvicksilfret, utan stanna, så snart han nått detta, och 

 sedan åter uppdragas. 



Dessa vilkor gjorde en helt och hållet annan konstruktion nödvändig än den 

 Wheatstone föi^eslagit, och under vintern 1864 — 65 utfördes äfven af mig ett instru- 

 ment efter denna princip, apteradt för så väl thermometer, som psychrometer och baro- 

 meter, ehuru någon barometer aldrig kom att insättas i apparaten. Detta instrument, 

 arbetadt af Herr Lyth, uppsattes på Stockholms Observatorium och hölls der i gång, 

 tills det genom nyfiknas okynne kom i olag. 



Sedermera utfördes ett nytt exemplar, dock med betydliga förändringar, för In- 

 dustri-expositionen i Stockholm 1866. Den uppmärksamhet detta ådrog sig af den 

 danska ledamoten i juryn för bedömande af f3'sikaliska instrumenter, Professor C. 

 Holten i Köpenhamn, blef anledning till en beställning för Vetenskapssälskapets i Kö- 

 penhamn räkning, och det är den apparat, som blifvit under denna sommar förfärdigad 

 för detta sälskaps räkning, på hvilken här lemnas en beskrifning. Han skiljer sig fr;in 

 de båda föregående, utom i mycket annat, äfven deruti, att han är försedd både med 

 barometer och thermometrar. Arbetet är utfördt af Vetenskaps-Akademiens Instrument- 

 makare Herr P. M. Sökensen och lemnar i afseende på korrekthet och elegance intet 

 öfrigt att önska. Thermometrarne och barometern äro af Vetenskaps-Akademiens me- 

 teorologiske Instrumentmakare Herr C. Aderman, och för öfvervinnandet af de stora 

 svårigheter, deras åstadkommande erbjudit, har man Herr Adermans öfverlägsna skick- 

 lighet att tacka. De äro arbetade med stor noggrannhet, och thermometrarne medgifva 

 ej blott atiäsning af tjugondedels grader, utan äro äfven säkra inom tjugondedels grad. 



Såsom redan är nämndt, är denna apparat afsedd för observationer på thermometer, 

 psychrometer och barometer. Fig. IV föreställer honom i sin helhet och figurerna I, 

 II, III olika sidor af den del af honom, som är inomhus. 



Markeringen af observationerna sker genom elektromagneter, en för hvarje in- 

 strument, vid hvilkas ankaren äro fastade stift, som trycka märken i ett papper, och 

 den elektriska ström, som åstadkommer magnetiseringen, slutes derigenom, att en stål- 

 tråd bringas i kontakt med qvicksilfret i det instrument, som skall observeras. Stål- 

 träden stannar, så snart han nått qvicksilfret, och skiljer sig sedan åter från detta, se- 

 dan likväl strömmen först öppnats på ett annat ställe i ledningen till förekommande 

 af gnista vid qvicksilfret i instrumentet. Elektromagneten står i sådan förbindelse med 

 ståltråden att hans ställning, då han trj^cker sitt märke, beror af qvicksilfverpelarens 

 höjd i instrumentet, så att man af de intryckta märkenas lägen till hvarandra kan be- 

 stämma instrumentets variation. Hvarje fjerdedels timme markeras en observation af 

 hvarje instrument. 



De af mig begagnade thermometrarnes rör äro för möjliggörande af dessa rörelser 

 hos ståltråden öppna och cylindriska samt af tillräckligt stor kaliber, för att ståltrådarne 

 skola kunna röra sig ledigt och ändock ej behöfva vara så fina, att de sakna behörig 

 stadga. Som ändock hvarje thermometergrad har en längd af omkring en decimallinea, 

 få thermometerkulorna härigenom en ovanlig volym, men då de ha form af en tem- 

 ligen utdragen cylinder, ha dock dessa thermometrar vid komparation med de som be- 



