6 A. G. THEOEELL, 



gagnas vid det meteorologiska Observatoriet i Upsala, visat sig följa dessas variationer 

 utan märkbar skilnad, äfven då luftens temperatur varierat som mest. De äro för öfrigt 

 af den nu mest brukliga konstruktionen, med ett yttre rör, som är fastlöddt vid kulan 

 och omsluter skalan och thermometerröret. De äro med sina öfre ändar lufttätt in- 

 fattade i ett skåp af zink D (fig. IV), hvilket man lyckats konstruera så lufttätt, att 

 det tål flera millimeters öfvertryck. I skåpet insättas glasskålar med chlorcalcium och 

 kaustikt kali, så att luften derinne blir fullkomligt befriad frän både fuktighet och kol- 

 syra, hvarigenom ståltrådarne fullständigt skyddas för rost, och man finner, att på detta 

 sätt qvicksilfret i thermometrarne likaledes är skyddadt för såväl dam som fuktighet. Baro- 

 metern är en sifonbarometer af vanlig konstruktion, och den tillhörande ståltråden ned- 

 går i den nedre öppna ändan af röret. Han är utmärkt med F på fig. IV. På såväl 

 barometern som thermometrarne äro i glaset insmälta platinatrådar, som åstadkomma 

 kontakt mellan qvicksilfret och den galvaniska stapelns ena pol. Den andra polen är 

 vid observationen i kontakt med ståltråden. Det är en och samma stapel, som begagnas 

 till alla tre instrumenten. 



Skåpet D är såsom fig. IV visar ämnadt att lastskrufvas i väggen af det hus, der 

 apparaten uppsattes. Thermometrarne äro infattade ungefär vid p, så att rören nedgå 

 i den vertikala förlängningen G, och kulorna komma att sitta inom plåtjalousien E. 

 Kulorna äro härigenom skyddade för regn och snö, på samma gång de sitta så fritt, 

 att luften omkring dem ej kan komma att stagnera. För afläsning af thermometrarne 

 är en lucka vid främre sidan af förlängningen G. Naturligtvis bör skåpet sättas på 

 norra sidan af huset och genom skärmar eller jalousier vara skyddadt för morgon- 

 och qvällsol. Hela den öfriga delen af api^araten är inom hus och kommer dess- 

 iitom att fullständigt täckas af ett glasskåp och sålunda skyddas för dam och fukt. 

 Det är uppsatt på ett mycket stadigt stativ H af tackjern, hvilket hvilar på tre ställ- 

 skrufvar och är ämnadt att uppsättas på en stenfot, så att det är väl skyddadt för skakning. 



Det papper, i hvilket de ofvannämnda elektromagneterna trycka sina märken, är 

 uppspändt på en vertikal cylinder af zink A (figg. III och IV) försedd med ett öfverdrag af 

 kläde. Utefter denna äro elektromagneterna (de äro på fig. III utmärkta med 1, 2 och 

 3) rörliga i vertikal led på ståltrådsledare, hvilka äro uppspända på en ram R. Cy- 

 lindern kringvrides af ett ur (figg. II och IV), så att den efterföljande observationen 

 kommer ungefär en decimallinea på sidan om den föregående, och på detta sätt upp- 

 tecknas på samma papper observationer under 24 timmar. En gång hvarje dygn måste 

 nytt papper uppsättas, och till den ändan finnes ännu en alldeles dylik cylinder. Hvarje 

 gång ombyte sker, bör den cylinder som uttages afläsas, och nytt papper uppspännas, 

 så att detta åter är torrt, då cylindern ånyo skall insättas. 



De elektromagneter, som höra till thermometrarne, kommunicera med de stål- 

 trådar, som nedgå i dessa, förmedelst de båda häfstängerna in och n (fig. IV), hvilka 

 röra sig i lufttäta horizontela lager i den bakre väggen af skåpet D. På den ända af 

 hvar och en af dessa häfstänger, som ingår i skåpet, är den hållare upphängd, vid 

 hvilken ståltråden är fästad, och upphängningen är åstadkommen genom ett horizontelt 

 stift på hållaren, hvilket hvilar på ett mot detta och likaledes mot stångens längdriktning 

 vinkelrätt horizontelt stift på stångens ända. Hållarens tyngd väger ned denna ända af 

 stången, och den andra hvilar mot elektromagneten på det sätt, att ett alldeles dylikt 



