10 



A. G. THEORELL, 



urtaflans kant, och allt är då i samma skick, som innan denna hake afhäktades af vi- 

 saren. Nästa qvart upprepas naturligtvis samma rörelser. 



Emedan uret icke har annan funktion än att vrida cylindern och häkta af haken 

 på. häfstången /, så finner man, att hvad som behöfves, för att erhålla ett annat antal 

 observationer i timmen, endast är en minutvisare med ett annat antal armar. Dock måste 

 dessa vara åtminstone två, för att man ej skall behöfva ändra något annat i konstruktionen. 



Apparaten är för öfrigt försedd med en mekanism, som två minuter före hvarje 

 observation meddelar barometern en lindrig stöt, i ändamål att förekomma fel till följe 

 af qvicksilfrets adhesion till glaset. Denna mekanism synes på figg. II och IV. 



Såsom material för bedömande af den noggrannhet, hvarmed barometer- och 

 thermometerobservationer inregistreras af här beskrifna apparat, tager jag mig friheten bi- 

 foga följande komparationer. Då dessa gjordes, hade man visserligen ej tillfälle att erhålla 

 stora variationer, ty lufttrycket höll sig denna dag (den 7 Nov.) mycket konstant och 

 den temperaturvariation, som kunde åstadkommas, var ej heller betydlig. Emellertid 

 visa komparationerna, att apparaten är känslig för små variationer och i allmänhet re- 

 gistrerar med samma noggrannhet, som det är möjligt att göra okulära observationer. 

 Största felet på thermoraeterobservationen eller Jo grad kan förklaras genom parallax 

 vid de direkta observationerna, och största felet på barometerobservationerna eller jg m.m. 

 får ej obetingadt tillskrifvas apparaten, då dels det är en viss svårighet att vid direkta 

 observationer undvika fel af dessa dimensioner, hälst i den generade ställning, i hvilken 

 de nu måste ske, dels barometerständet kunde något varierat mellan tiden för den direkta 

 och apparatens observation, dels äfven, då apparaten ej var tillräckligt stadigt uppsatt, en 

 ojemnhet i dess gång lätt kunde uppkomma deraf, att flere personer rörde sig i dess närhet. 



Barometer. 



Thermometer. 



Psyclirometer. 



Direkta 



Apparatens 



Direkta 



Apparatens 



Direkta 



Apparatens 



observationer. 



1 observationer. 



1 



observationer. 



observationer. 



observationer. 



•observationer. 



m.m. 



min. 











760,5 



760,3 



11», 8 



110,8 



100,0 5 



100,05 



760,3 



760,3 



110,8 5 



110,8 5 



90,75 



90,7 



760,5 



760,5 



110,9 



110,9 



90,9 



90,9 



760,5 



i 760,5 5 



110,85 



11 0,8 5 



100,0 



100,0 5 



760,5 



760,5 



120,2 



120,25 



IQO, 1 5 



100,15 



760,45 



760,4.-, 



120,7 5 



120,7 5 



100,8 



100,8 



760,6 



I 760,6 



110,65 



110,65 



100,7 



100,7 



760,85 



760,8 5 



12",o 



120,0 



110,0 



110,0 



761,0 



760,9 



120,4 



120,4 5 



110,6 



110,5 5 



760,9 5 



760,8 5 



120,6 



120,55 



110,5 



110,6 



760,9 5 



761,0 



120,6 



120,6 



110,8 



11",S5 



761,0 5 



i 761,0 



110,25 



110,25 



100,0 5 



100,15 



761,1 



i 761,1 



120,25 



120,2 



110,5 



110,45 



761,25 



761,3 



130,55 



130,5 



110,75 



110,7 



761,5 



1 761,5 



130,6 



130,6 



110,6 5 



110,6 



761,6 



j 761,55 



130,5 



130,5 



110,7 



110,7 



761,4 



761,4 



130,3 



130,3 



110,25 



110,3 



761,7 



' 761,7 



140,0 



14«,0 5 



120,2 



120,2 



761,2 



' 761,2 



140,25 



140,25 



120,3 5 



120,35 



761.0 



761,0 



140,5 



140,55 



120,55 



120,6 



760,7 



; 760,8 



140,6 



140,6 



120,65 



120,65 



gh. 







9 



15 



9 



30 



9 



45 



10 







10 



15 



10 



45 



11 







11 



15 



11 



30 



11 



45 



12 







12 



15 



1 







1 



15 



1 



30 



4 



45 



5 



15 



5 



30 



5 



45 



6 







f. m. 



