FÖRHÅLLANDET MELLAN SVENSKA OCH FRANSKA VIGTSENHETERNA. 27 



rörelse begagnas i P"rankrike, äro af je]'n, koppar eller raessing '). Frågan blir nu, huru 

 äro dessa vigter komparerade med franska rikslikaren? Har man dervid gått till väga 

 på det sätt, att dessa vigter, vägda i luft af en viss beskaffenhet, hafva samma tyngd 

 som rikslikaren i lufttomt rum? Då de vigter, som i allmänna rörelsen förekomma, 

 alltid begagnas vid vägning i luftfyldt rum, sä blefve behofvet af korrektioner genom 

 detta komparasionssätt till största delen afhjelpt. Eller jemnförer man i Frankrike den 

 vigt, som i allmänna rörelsen skall begagnas, med rikslikaren på det sätt, att de ju- 

 steras till likhet med hvarandra, då de båda äro i luftfyldt rum? Slutligen skulle man 

 ock kunna verkställa justeringen så, att båda, rikslikaren och den vigt, som skall an- 

 vändas i dagligt bruk, göras lika tunga vid vägning i lufttomt rum, hvarefter vigten 

 för dagligt bruk begagnas, utan att något afseende fästes vid vigtens lyftning af luften. 

 I detta fall kommer det fel, som uppstår genom luftens Ij^ftning, att verka med hela 

 sin storlek. Hvilket af dessa förfaringssätt det är, som i Frankrike verkligen användes 

 vid vigters justering, ehuru det icke synes vara genom lag stadgadt, skall ådagaläggas 

 genom efterföljande vigtsbestäniningar. 



Såsom ofvanföre blifvit omnämndt, äger K. Akademien två kilog-ramvio-ter af 

 messing, hvilka direkt hitkommit från Frankrike: den ena genom franska regeringens 

 försorg i utbyte mot ett justeradt svenskt skålpund; den andra kilogrammen är justerad 

 af Arago och hemfördes af Berzelius. Dessutom hemförde Akademiens komiterade, 

 Hei-rar Ångström och Nordenskiöld, en sats messingsvigter, hvilka äro justerade till 

 likhet med dem, som begagnas vid Franska myntverket. Herrar komiterade upplyste 

 derjemte, att dessa vigter i Frankrike begagnas utan korrektioner för luftens lyftning. 

 Utom ofvannäninda kilograravigter har Herr Ångström haft godheten att ställa till min 

 disposition en kilogramvigt af förgyld messing, hvilken af honom beställdes i Paris för 

 fysikaliska instrumentsamlingens i Upsala räkning. Dessa kilogramvigter, äfvensom den 

 förut omnämnda, af Steinheil i Mtlnchen justerade, har jag jemnfört med platinakilo- 

 grammen. Dessa vägningar verkställdes omedelbart efter hvarandra, så att luftens tryck, 

 temperatur och fuktighetsgrad kunna anses vara lika vid dem alla. Det reducerade 

 barometerståndet var 751,3 millimeter; luftens fuktighet 5,9 millimeter, och medel- 

 temperaturen i vågskåpet -j- 15", 7 



a) Jemnförelse mellan platinakilogrammen och den kilogramvigt af förgyld mes- 

 sing, som af franska regeringen öfversändes år 1844. 



Platinakilogr. -f 0,4 X 0,407 korn 



+ 3,35 



4-3,60. 



Messingskilogr. + 2 korn + 0,6 X 0,407 korn 



+ 0,33 

 + 0,93 

 + 0,70 

 + 0,27 



+ 0,56. 



') Oi'donnance du Roi ;if den 16 .fuui 18.39. 



