62 MISSION Di; CAP 110 RN. 
II. - 1>,STUUMENTS A LECTURE DIRECTE ('). 
Les instruments à lecture directe étaient au nombre de quatre : 
un déclinomètre, un bifilaire, un unifilaire à barreaux déviants, et un 
magnétomëtre-balance, chaque appareil comprenant en outre une 
échelle divisée et une lunette. 
Déclinomètre. 
Description. — Les variations de la déclinaison sont observées au 
moyen du déclinomètre. Cet instrument {fig. 6) se compose d'une cage 
métallique circulaire de o™, i o de hauteur sur o™,o8 de diamètre, portée 
sur un trépied à vis calantes et entraînant, dans son mouvement de rota- 
tion autour d'un axe vertical, un cercle gradué C placé à sa base. La face 
antérieure est percée d'une ouverture circulaire fermée par une lentilh:" 
convergente ayant environ i"" de distance focale. Une colonne métal- 
lique A, fixée par sa base à un deuxième cercle gradué G', se termine à 
sa partie supérieure par un treuil V, auquel est attaché le fil de soie qui 
doit porter le barreau aimanté M. Ce barreau, de section carrée, ayant 
environ o™,o5 de long, vient reposer sur un étrier muni d'un miroir 
vertical R qui suit exactement tous ses mouvements. Un second miroir 
R' est encastré dans une monture fixe qui fait corps avec la cage 
de l'appareil. Ce miroir peut être légèrement incliné sur l'avant ou sur 
l'arrière au moyen d'une petite vis e. 
Deux autres pièces complètent l'ensemble de l'instrument : i" une 
lunette de visée montée sur un pied avis calantes et à rotation qui permet 
de lui donner une direction quelconque [fig. 8). Cette lunette, con- 
struite pour viser sur l'intini, est munie d'un réticule ; la mise au point 
est facilitée par la crémaillère C. Outre son mouvement de rota- 
(') Pour la descriplioii et le mode d'emploi de ces instruments, nous a\ons fait de nom- 
breux emprunts aux Conférences sur le magnétisme terrestre faites par !\I. Mascart et 
recueillies par M. Moureaux, ainsi qu'à la brochure publiée par le constructeur. 
