Gi MISSION DU CAP IIORN. 
2" Uiio échelle en ivoire divisée en demi-millimètres, montée égale- 
Fig. 7. 
nient sur un pied [fig. 9). Sa longueur totale est de o", ao et elle est 
fixée en son milieu sur une règle métallique qui fait partie d'une 
colonne placée au centre de l'appareil et qui, glissant dans un tube, 
peut être élevée ou abaissée à volonté : une vis de pression sert à la 
maintenir à la hauteur voulue. 
Installation . — Pour monter le déclinomètre, on le place sur la table 
support au point D, à o™,5o environ du bord antérieur, la lentille tournée 
vers la lunette L, qui a été disposée à peu près dans le sud magnétique 
