M \ r. \ K T 1 s M I ; T E 11 n i: s T m : . (•" 
|)i)iii' (HIC la division nuMlianc do réclicllc se (loiivc (•xiiclt'iiifni 
sur le m du irlifiih". I.()rs(|iie les doux iinafi;os sont au pdinl, elles 
doivent se [tresenler eonnne l'indiiine la//^'-. lo. 
Ml Mil 
9 2 
Si l'échelle était plane, les divisions latérales réfléchies pendant une 
déviation du miroir ne resteraient pas au point dans la lunette. Pour 
remédier à cet inconvénient, l'échelle est fixée seulement en son milieu 
et peut être courbée par les vis latérales V et V {fig. 9). Au moyen d'un 
aimant auxiliaire on fait dévier le miroir, de manière à amener sur le 
réticule une des divisions extrêmes, et l'on courbe l'échelle pour rendre 
riinago nette. On agira de même pour l'autre côté : la courbe formée 
par l'échelle diffère alors très peu d'un arc de cercle et toutes les divi- 
sions sont au point. 
Emploi. — L'instrument réglé sert à fournir à chaque instant la 
valeur de la déclinaison et permet d'étudier la marche de cet élément. 
Au moyen des observations absolues on détermine une décli- 
naison Du et on note la division n^ qui se trouve sur le réticule à co 
moment. 
Si lo méridien magnétique se déplace de l'angle a, l'aiguille tournera 
d'un angle a' un peu inférieur à a, à cause du couple de torsion du fil qui 
tend à ramener le miroir dans sa position primitive. 
