M u;n i: iismi: ti:h ii i;s r h i:. 
posiliiin (hiiis l'('S|);ic(> pciuhnil le temps lirs coiii'l de l:i di-h 
Miroir fixe 199. ■'- '5<H)-<.i <>,(ii> 
Miroir mobile 196, (> y.od.) i8('),8 
I-octurc du vcrilier (lu corcle inloriour. . . . ■AJo",or ■j.')(V\oy 7.({", ■)8' 
IK'pIacomcnt do la Icutille aoC)''. ;j — 1 8G'', 8 = ly''. - 
Oéplaccnionl corrigé du miroir (i\o 'Jyç)''. ij — uf, -• _- 3So''. .t 
Déplacement du vernior 724 
I division de réclieile 
38o". 
Poiii- déterminer t, rapporl du couple de torsion au couple terrestre, 
on se sert d'une méthode analogue à celle que nous avons employée 
pour obtenir la même constante dans le théodolite magnétique. Le 
barreau étant en repos, on lit la division du miroir mobile, puis ;m 
moyen du cercle supérieur on donne au fil une torsion de iSo", et l'on 
observe la nouvelle division. 
Après avoir ramené le cercle dans sa premii're position, on le tourne 
de nouveau de 180" dans l'autre sens et l'on ftiit une troisième lecture. 
En appelant n le nombre des divisions dont l'image s'est déplacée, 
on a 
K « X e 
^^ HM ~ i8o''x6o' 
EXEMPLE. 
Ccrclo Jupérieur. 
Éclic.'le. 
3 14 "56 
(1 
198,2 
-+-i34,56 
200.9 
-.34,56 
195,4 
5,5 X i',904 
=: o'.oon.^ 
36o X 60 ' ■ 
La valeur corrigée de £ sera donc \,(^<:>\i + o',ooo5 == i',9o,5, 
2" Bifilaire. 
Description. — Le bifilaire sert à mesurer les variations de la compo- 
Mission du cap Horn, MI. l8 
