H A G N !•: T I S SI i: T K n n F. s T n K . 
/Ir^/r (ijiprochcc du biJUiiirc. 
Aim«nl .liMinnl l.o.Hiri-» 
Polo N au non] 1 1 (W, 7 
Pôle N au sud ïS i'', ■>. 
Didi-rciici 
d -- 8T', -, 
d'où 
d\\ tangi''4i'47" ,^, 
ir= 830,7 -«'«'^"■^■^3. 
Par lo calcul direct, on a obtenu comme valeur de t : i' ,c)oG. 
^, , v/Il l'.noô X COt(o 
La torsion donnée aux fils pour amener le barreau à son poste ayant 
été trouvée égale à 07" 3c)', on a alors --^pour une division = 0,000 35 1. 
La valeur du terme ^ peut être obtenue directement, en détermi- 
nant le coefTicient de température de l'aimant par la métbode que nous 
avons déjà indiquée. 
Deux mesures effectuées dans l'observatoire au début et à la fin des 
observations nous ont fourni comme valeur de ce terme les nombres : 
Septembre 1 882 o,oooj3 
Août 1 883 o,ooo5() 
Le terme -rr peut aussi s'obtenir approximativement. L'accroisse- 
ment de température augmente les distances a et h; en prenant 
comme valeur du coefficient de dilatation celui du cuivre 0,000018, 
jr augmenterait de o,oooo36 par degré. Le terme de correction 
|3 = f ^ rr-j serait donc égal a o,oooj i . 
Nous avons essayé d'obtenir la valeur de ce terme p en élevant la 
température de l'observatoire et en laissant cette température re- 
prendre sa valeur normale. Grâce au revêtement de feutre, le refroidis- 
sement était assez lent et les températures indiquées par le thermomètre 
