M.Vti.NKTISMK T K 1\ R ICS T R K. 77 
l.i iiuMiic aux nirmes heures, et en calculanl par la méthode (h's nioiii- 
(lii's cairés h\ valeur du terme do correclion ;.'.(T — To) satislaisanl ii 
cetle condition, nous avons ohlenu comme valeur (hi coeClicicnl i\v Icni- 
pérature : 
En janvier i>, oooS i 
En fih'ricr o, ooorJ 
lui mars o, 00049 
En aoiU o,ooo5 j 
dont h\ moyenne est o,oooj25. 
Cette moyenne, correspondant à très peu près à celle que nous avions 
obtenue pour la détermination de chacun des deux éléments variables 
du couple, nous a paru devoir être adoptée comme valeur définitive du 
coefficient de température du bifilaire. 
La valeur de la variation ^ ne dépend pas seulement de la tempé- 
rature. Ce terme varie également avec le temps; mais la correction qui 
en résulte est fournie par les déterminations absolues qui, répétées 
fréquemment, nous ont permis d'obtenir pour chaque mois la valeur 
de Ho correspondant à la division milieu de l'échelle prise comme 
point de départ de toutes les observations. 
3" Unifilaire avec déflecteurs. 
Description et emploi. — Cet appareil est complètement analogue au 
déclinomètre, mais, au lieu d'être placé dans le méridien, il est monté 
à 45" de cette direction. 
Le fil ayant été détordu et les deux miroirs rendus parallèles au 
méridien, on tourne le miroir fixe de 45° exactement, puis, au moyen 
de deux barreaux déviants placés de part et d'autre de l'instrument, 
on déplace l'aimant et par suite le miroir mobile de façon à le ramener 
parallèle au miroir fixe. Ce parallélisme s'obtient en modifiant légère- 
ment la position des deux barreaux déviants, qui doivent toujours rester 
dans le prolongement l'un de l'autre et perpendiculaires au méridien. 
En appelant F la résultante de l'action des deux barreaux déviants, w 
Mission du cap Horn, \\\. 20 
