86 MISSION DU CAP no UN. 
le bifilaire et la fente 0" sur la balance magnétique. Si le miroir d'un 
instrument est perpendiculaire à l'axe optique de la lentille, et si la fente 
correspondante se trouve dans le plan focal de cette lentille, l'image de 
la fente formée par le rayon de retour sera encore dans le même plan 
et du côté opposé; l'axe optique doit donc être bissecteur de l'angle 
formé par les droites qui vont de la lentille à la fente et au point où on 
veut produire l'image. 
Quand le miroir de cbaque appareil tourne d'un certain angle, la 
droite qui joint le centre optique de la lentille à l'image tourne d'un 
angle double. Si donc les deux miroirs ne sont pas absolument paral- 
lèles, on aura deux images distinctes : la distance de ces images est 
proportionnelle à l'angle des deux miroirs, et par suite elle donnera 
les changements de position de l'aimant. Les rayons lumineux qui pro- 
viennent d'un des instruments latéraux, déclinomètre ou bifilaire, sont 
reçus par un prisme à angle droit qui les réfléchit sur la fenêtre placée 
devant le cadre photographique [fig. 17). 
Les deux prismes couvrent chacun sur les bords un tiers de la lon- 
gueur de la feuille de papier. Le tiers situé au milieu reste libre et 
reçoit directement les images fournies par la balance. 
Installation. — Les piliers destinés à recevoir les trois instruments 
ont été construits de façon à se trouver éloignés de celui de la pen- 
dule d'une longueur égale à la distance focale de chacune des lentilles 
(de i"», 10 à i™,2opourle déclinomètre et le bifilaire et i",4opour la ha- 
lance). La pendule ayant été mise sur son pilier et la lampe allumée, 
on procède au montage du déclinomètre. Après avoir détordu le fil et 
mis en place le barreau aimanté, on tourne l'appareil de façon que 
