M V c M : T I S M ic T i: Il n i: s r ii i: . S7 
1,1 li'iilillc M)il dirigée sur la lampe. Pour ari'ivcr ii ce n-siillal. il miI- 
lil (le déplacer léi^èi-emeiil renrej;islroiii' ou l'appareil. Ou rl'^le alius 
la feule el la leutillo pour (|ue l'iinaj^-e de la llauiuie soil hieu au poiiil 
sur le (leelinoini'lr(>. Au uioyeii d'uue ((Miille de papier l)laue, ou cliei- 
eheia l'iruai^c niohile, (|ui doil se l'oiuu'r ;i la hauteur du prisme el sui' 
sou uiilieu. Si l'iuiage n'est pas ;i bonne liatileur, on l'y anièueia au 
moyeu des vis ealanles. Si elle s'éloigne à droite ou à gauche, ou d('pla- 
eera léi^i'remeul l'appareil jus(|u';i ce que l'image se fasse au |)oinl 
voulu. I.a mise au point de ces images est à peu près obtenue lors<|ue 
Ton a placé les instruments à la distance indiquée, et elle est complétée 
avec la lentille el la feule (|ui est elle-même montée sui' nn tuhe à cou- 
lisse. 
Ponr éviter que les deux images ne se confondent dans leur position 
moyenne et ne donnent qu'une trace snr le papier, nous avons donné 
aux deux miroirs un angle d'environ i5'. L'écart de l'image fixe et de 
l'image mobile était ainsi de o™,oi environ. 
Le déclinomètre étant mis à son poste, on scelle à l'arcanson l'instru- 
ment, et le support de la pendule. On monte alors le bifilaire en em- 
ployant toutes les précautions déjà indiquées. Si l'instrument a été bien 
placé sur le pilier, en faisant tourner le miroir fixe de 90° on verra pro- 
bablement sur le prisme l'image réflécbie. Si elle n'y est pas, on arri- 
vera à la voir soit en changeant légèrement l'instrument, soit, de 
préférence, en déplaçant dans sa coulisse la glissière qui supporte la 
fente 0'. 
En agissant sur le cercle de torsion, on amènera l'image du miroir 
mobile à seréflécbir exactement à la hauteur du prisme et à une petite 
distance de l'image fixe (o'",o[ environ). 
Dans le montage du bifilaire, le pôle Nord de l'aimant se trouvait à 
l'ouest : la composante augmentait avec les ordonnées de la courbe. 
La balance est ensuite apportée sur son pilier et placée à une hauteur 
telle que la lumière tombe bien sur le prisme. On fait tourner le cercle 
gradué jusqu'à ce que l'image réflécbie parle miroir fixe se trouve sur 
la verticale passant par le milieu de l'espace laissé libre entre les deux 
prismes, et on règle l'équilibre de l'aimant au moyen de l'écrou et de 
l'index, de façon que l'image du miroir mobile se trouve à 0*^,01 envi- 
