QQ MISSION BU CAP H ORN. 
de la courbe, on mesure en millimètres la distance des deux images 
correspondant à un déplacement connu du miroir fixe. La correction de 
l'erreur due au déplacement de la lentille sera obtenue par la mesure 
des cbangements du miroir mobile. 
Exemple. — Le i avril. 
Lecture du vernier avanl 121 . lo 
Après la première opération 1 20 . 40 
Après la deuxième opération. 121 .40 
Différence o . 60 
Déplacement sur la courbe de l'image fixe 38""\ o 
Déplacement, de l'image mobile ■ • • • i"*"', 5 
Déplacement corrigé 36,5 
d'où 
valeur de 1™"=: ^^— ^ =i',6/i. 
Le coefficient de torsion s'obtient en faisant tourner le cercle inférieur 
de 180° et en mesurant le déplacement de l'image mobile. Ce déplace- 
ment a été trouvé égal à 3"""; d'oii 
3 X 1,6/i 
i8o°x t)o 
:0,0004; 
quantité négligeable. 
La sensibilité du bifilaire et de la balance se mesure au moyen de 
la règle de comparaison, en opérant comme nous l'avons déjà fait pour 
les instruments à lecture directe. Toutefois il faut laisser la règle en 
place pendant un temps beaucoup plus long, pour permettre à l'in- 
scription photographique de se faire nettement. 
Le 2 avril, un aimant auxiliaire, placé près du déclinomètre à une 
distance de o™,25 dans la deuxième position de Gauss, a produit un 
déplacement de l'image mobile égal à iS™"'. 
