niitiiK nciirs sin i. .vcini- cAnnoMotic ni: i.'.vir. A."!'.] 
La prise n° 2 ôlait intcM'caléc onirc los doux prisos du Uil)e n" i. 
L(MuI)on° I adoniiéracido carhoniquo, 147'"'', o, soit, pour loooo par- 
lies d'air, 3,70. Le lube n" 2 a donné : ai'i(le carl)()ni(|ne, 72", J, soit, 
pour 10 000 parties d'air, 3,61. 
Tous les chinVes obtenus pendant ces expériences de contrôle se 
rapportent à l'air de Paris, pris au Conservatoire des Arts et Métiers, 
dans la rue Saint-Martin. Ils nous permettent de dire que la méthode 
est précise, les erreurs n'atteignant que quelques unités de la seconde 
décimale. Nous croyons cette précision assez grande pour que ce pro- 
cédé puisse être employé, à des intervalles de temps considérables, à 
l'étude des changements lents qui se produisent dans la teneur de l'air 
en acide carbonique. C'est pour cette raison que nous avons insisté sur 
la construction de nos appareils et la marche des opérations. 
Les appareils définitivement adoptés pour efTectuer les prises à la 
station du cap Horn et à celles qui étaient chargées d'observer le pas- 
sage de Vénus sont construits de telle sorte que le rôle des observa- 
teurs était simplifié autant que possible, et consistait uniquement à 
faire passer un volume d'air, mesuré au moyen d'un gazomètre, dans 
un tube rempli de ponce potassée, qui était lui-même fixé dans un 
tube en fer-blanc, fermé aux deux extrémités par des manchons, 
s'adaptant au moyen d'un mouvement à baïonnette. Les tubes nous 
étaient rapportés et nous y déterminions l'acide carbonique qu'ils 
avaient absorbé. 
Le gazomètre servant d'aspirateur et de mesureur consistait en une 
pipette en tôle galvanisée d'une capacité de 160''* environ. Le jaugeage 
était fait au préalable. Cette pipette était placée dans un réservoir plein 
d'eau; elle était mobile et soutenue par une corde s'enroulant sur une 
poulie. En la laissant retomber par son propre poids dans le réservoir, 
elle se remplissait d'eau; puis, mise en communication avec les appa- 
reils d'absorption et soulevée à l'aide de contrepoids, elle servait 
d'aspirateur, faisant ainsi passer l'air avec une régularité suffisamment 
grande dans le tube à ponce potassée. Arrivée au haut de sa course, 
elle était remplie d'un volume d'air constant dont la température et la 
pression étaient mesurées. On a fait passer dans chaque opération la 
capacité de deux gazomètres. La disposition adoptée facilitait le tra- 
