A.2i 
5SION DU CAP IlORN. 
vail de l'opérateur; la même eau servait indéfiniment, ce qui pouvait 
être un grand avantage dans certaines stations. 
Fig. I. 
A, pipette servant d'aspirateur et de mesureur; 
R, réservoir d'eau ; 
7', robinet de vidange; 
ppC, corde soutenant la pipette; 
P, poids destiné à soulever la pipette; 
B, barboteur témoin; 
0, orifice de sortie de l'air après l'opération ; 
T, tube à ponce potassée dans sa gaine métallique ; 
cc'c"c"', tube métallique amenant l'air; 
S, soufflet pour l'étirage des tubes. 
Un tube en métal blanc sert à amener l'air pris au vent, à 4'" du sol 
et à 10™ environ de l'opérateur. 
Les différentes parties de l'appareil sont reliées par des tubes de 
caoutchouc aussi courts que possible. 
Arrivé dans la station d'observation, on sort le gazomètre de sa caisse 
d'emballage, on le nettoie en enlevant l'aspirateur pour constater qu'il 
ne fuit pas et que le verre de lampe qui le termine est bien adapté à 
l'appareil au moyen d'un gros tube de caoutchouc. On replace l'aspi- 
rateur dans ses rainures, on fixe les montants des poulies sur les côtés 
