- 4 8 - 



L'instrument appartenait au Service géographique de Norvège, qui avait bien 

 voulu nous le prêter. 



La triangulation fut opérée en 1907 à l'aide d'un instrument universel de C. H. 

 G. Olsen et Cie à Christiania. Axe coudé. 



Diamètre du cercle horizontal : 12 cm., du cercle vertical, 12 cm. également. 

 La graduation de ces deux cercles est par 20', et 2 verniers permettent la lecture à 



3o" près. 



L'ouverture de l'objectif est de 25 mm., sa distance focale de 20 cm. Grossis- 

 sement de la lunette 10 fois. 



Voir : Gunnar Isachsen, Astronomical and Geodetical observations in « Report 

 of the 2nd Norwegian Arctic Expédition in the " Fram " 1898- 1902 », N° 5. Chris- 

 tiania 1907, p. 2. 



Poids net de l'instrument : 3,3 kil. 

 — brut — 5,3 — 



La lunette télémétrique avec clinomètre de Normann, boussole et niveau à bulle 

 d'air. Voir Instrux. for detaljemaaling (Instruction pour les levés de détail). Chris- 

 tiania 1905. 



Poids net de l'instrument 5 kil., poids brut 8,5 kil. Grossissement de la lunette 

 27 fois. Poids net du pied 7,7 kil., poids brut 3,7. 



Dimensions de la planchette 64 cm. sur 64, poids net 4,2 kil., poids brut 4,9. 



L'instrument pour le levé des croquis pesait net 1,8 kil. poids brut 2,6. Gros- 

 sissement de la lunette en visée directe 10 fois. 



Grandeur de la planchette 32 cm. sur 32. Poids net o,7kil., poids brut 0,9. 



Poids du pied net 3,9 kil., brut 4,8. 



La petite limette de nivellement de Berg. Poids net i,3 kil., poids brut 2,0. 

 Grossissement de la lunette 17 fois. Poids du pied i,3 kil. 



Une chambre noire carrée du type universel, de i3 cm. sur 18, avec cadran 

 amovible et planche d'objectif. L'appareil a été fourni par A. Stegemann, Berlin. La 

 lentille est la lentille collinéaire de Voigtlander avec distance focale de 20, 3 cm. L'ou- 

 verture absolue de l'objectif est de 27 mm., son ouverture relative ^— = 7,5 : f, ce 

 qui correspond à une ouverture de 43°. Obturateur à secteur, se laissant régler pour 

 instantanés de 1 sec. à ~j— sec, et pour pose à temps. 



L'appareil était réglé pour l'usage photogrammétrique de telle sorte qu'on 

 pouvait tracer sur les négatifs une ligne horizontale et une ligne verticale. La mise 

 à l'horizon s'exécutait à l'aide de 3 vis de pied, et se contrôlait à l'aide de niveaux 

 à bulle d'air à tube très-sensibles et croisés. 



La chambre noire étant à soufflet, on dévissait, lorsqu'elle devait servir, le plan 

 des plaques de l'avant de la chambre jusqu'à une marque tracée sur la planche à une 

 distance du centre de l'objectif égale à la distance focale. 



On employait exclusivement des plaques en verre. Il y avait 2 châssis à 2 pla- 

 ques chacun, et 2 magasins de rechange à 12 plaques chacun. En outre 3 écrans 

 Monpillard. 



