BULETINUL SOCIETĂŢII RO MÂNE DE ŞTÎINŢE £î5 



auf. Die Resultate waren unbefriedigend, ebenso die bei Anwen- 

 dung von Kohlensăure, anstatt Wasserstoff. Panzer empfiehlt die 

 Rohrchen mit etwas Phosphorpentoxyd einzuschmelzen. Wenn 

 man die nach Panzer zugeschmolz^nen Rohrchen dann sorgfăltig 

 im Dunkeln aufbewahrt, so sind die Resultate bedeutend besser, 

 aber auch dieses System ist fiîr kleine Spiegel nicht befriedigend. 



Spiegel von f/iooo mgr. an verblassen nach kurzer Zeit, ie 

 kleiner, um so rascher, und ganz minimale verschwinden sogar 

 nach i — 2 Monate. Ueber i/ 1000 mgr. aber bestehen die Spiegel 

 unverăndert. 



Normalskala. Um die Spiegel zu bestimmen, bediennt man 

 sich der einzigen Methode von praktischer Bedeutung : der Ver- 

 gleichsmethode. 



Man stellt Spiegel mit Losungen bekannten x\rsensgehaltes dar 

 und bestimmt die Grosse der aus den zu untersuchenden Substan- 

 zen gewonnenen durch Vergleiche mit diesen. Fur diese Skala 

 machte ich Asensăurelosungen auf Arsentrioxyd berechnet. Ich 

 loste 0,1 gr. As 2 3 Arsentrioxyd in ioo ccm Wasser, oxydierte 

 mit 2 — 3 Tropfen Salpetersăure, dampfte mehreremale am Was- 

 serbade ein, um die Salpetersăure wegzutreiben und brachte dann 

 auf ioo ccm. Aus dieser Losung stellte ich dann andere verdiin- 

 ntere von verschiedenen Konzentrationen, dar ; damit wurde die 

 Normalskala gemacht. Wenn ein grosser Arsenspiegel erzeugt 

 werden soli, muss man, wie schon gesagt, das Zink im Reduk- 

 tionsgefăss sehr wenig activieren, weil das Arsen selbst ein star- 

 ker Katalysator ist. Vorsichtshalber soli das Reductionsgefâss in 

 einen mit kaltem Wasser gefiillten Becher gestellt werden um 

 wenn notig, die Reaction zu verlangsamen. Ist der Wasserstoff- 

 strom zu rasch, so biisst der Spiegel an Schărfe ein. Ausserdem 

 besteht die Gefahr, dass ein Teii unzersetzt durch die Kapillare 

 o-eht. Die Schwefelsăure wird in solchen Făllen zu Schwefelwas- 

 serstoff reduziert und es bildet sich in der Kapillare ein Schwefel- 

 anflug, der den Arsenspiegel begreiflicherweise stbrt. Bei kleinen 

 Spiegeln von 3/1000 mgr. an ist diese Kiihlung 'des Reduktions- 

 gefăsses nicht mehr notig 



Spiegel, die grosser als 1/ 100 mgr. sind, konnen nicht mehr 

 sicher geschătzt werden. Daher empfiehlt es sich, wenn in einer 



7 



