186 BULETINUL SOGIETĂŢH DE ŞTIINŢE 



MESURE DU DIAMEIRE INTERIEUR DES TUBES GAPILLAIRES Â L'AIDE DU MIGROSCOPE 



PAR 

 C. MICULESCU 



Dans Ies experiences de capîllarite, Gay-Lussac, pour verifier 

 la loi de Jurin, determinait le diametre interieur des tubes par la 

 methode, bienconnue, de l'index de mercure ; mais cette m^thode 

 ne donne qiie le rayon moyen du tube. 



E. Desains reprit Ies experiences de Gay-Lussac et en tenant 

 compte que la hauteur de la colonne soulev^e ne depend que du 

 rayon du tube â l'endroit m^me ou s'arrete le menisque du liquide, 

 ii apportât une plus o-rande pr6cision â la verification de la loi de 

 Jurin, en mesurant le diamelre du tube â l'endroit m^me du me- 

 nisque, en coupant le tube en ce point, et mesurant le diametre 

 interieur a la machine a diviser. 



— Au lieu de la machine â diviser, on peut employer le mi- 

 croscope muni d'un oculaire micrometrique. Une section du tube 

 faite dans le voisinage du menisque est instal^e sur la platine et 

 orientee de fa^on que son axe coincide sensiblement avec celui du 

 microscope. Le nombre de divisions comprises entre Ies deux ex- 

 tr^mites d'un meme diametre donne le diametre du tube. 



— La methode de E. Desains, quoique tres precise, a le d6faut 

 de deteriorer le tube. 



— On peut employer une autre methode, toute aussi precise, 

 mais sans avoir besoin de couper le tube. Cette methode est basee 

 sur le principe de la refraction de la lumiere a travers une lame a 

 faces paralleles. 



— Si l'on coupe un tube capillaire par un plan parallele aux 

 g-eneratrices du cylindre, qui passera par l'axe du tube ; cette sec- 

 tion coupera la surface exterieure et interieure du tube par quatre 

 droites paralleles : A, B, C et D. 



La refraction de la lumiere pour touts Ies rayons situ^s dans 

 ce plan A' B' C D' s'^fectuera comme a travers une lame a faces 

 planes et paralleles ; ces rayons n'eprouveront donc pas de d^- 

 viation. 



