BULETINUL SOCIETĂŢII DE ŞTIINŢE 



187 



On peut mesurer alors la distance B' O c'est-â-dire le diame- 

 tre înterieur du tube â l'aide d'un microscope puissant muni d'une 



^^^^m^^^:S^^mMmi^miB§^.t^M:^^xi^^§^.^:..V ^^ 



'^^^^:ys^ss^,-x'^\>'-^^y^'y>'\x''^^ \\ "^ ^ ^hx-->y-^\^^^>^"'^;;^^^^'^H^y:^^^'»^ 



vis micrometrique permettant d'ecarter le tube du microscope 

 de son porte-objet et de mesurer ses petits deplacements ; comme 

 le Duc de Chaulnes l'a fait pour mesurer l'indice de refraction 

 d'un corps transparent en lame a faces paralleles et planes. 



Apres avoir saupoudre la surface interieure du tube d'une ma- 

 tiere finement divisee, par exemple de poudre de lycopode, on le 

 place horizontalement sur le porte-objet du microscope. On met 

 d'abord au point la poussiere en C' et on note la lecture Uq sur 

 la tete de la vis micrometrique; on souleve ensuite a l'aide de la 

 vis le tube jusqu'â ce que la mise au point soit de nouveau par- 

 faite sur la poussiere en B', et l'on note cette derniere lecture n^. 

 La difference n^ — Hq des deux lectures, donne le diametre du tube. 



— Cette derniere methode a l'avantage non seulement de per- 

 mettre la mesure du diametre du tube, âl'endroit meme du menis- 

 que, sans le couper, mais elle permet d'dtudier son calibrag-e dans 

 toute sa longueur. 



— On peut aussi employer cette methode â la mesure du dia- 

 metre int^rieur des tubes barometriques. 



