BULETINUL SOCIETĂŢII DE ŞTIINŢE 



205 



Le dispositif v v v. tout d'une 

 seule piece, muni d'un robinet en 

 rg et raccorde â t^ t^ par un fort 

 tube en caoutchouc, sert â faire 

 communiquer ensemble Ies reci- 

 pients A, E et B. 



Si le contenu du recipient B 

 doit âtre distille apres avoir ete 

 on reunit le tube t^ â un 

 refrigerant R suivi d'un recipient c, 

 agence comme pour la distillation 

 sous pression r^duite et prevu 

 d'un robinet â 3 voies r^. 



Mode d'emploi 



Supposons qu'on ait effectu^ 



une reaction quelconque et que 



le produit liquide ou la solution re- 



Zb .„,. sulta nte, 



conte- 



nant des 



pioduits 



tres la- 



biles, ou emettant des vapeurs dangereuses, dut etre lentement 

 filtree, puis fractionnee a la pression ordinaire ou non. 



On effectue alors cette reaction dans le recipient A, detache du 

 reste de l'appareil et en s'en servant comme d'un matras ordi- 

 naire. 



Une fois la reaction terminee, apres avoir renverse le dispositif 

 restant bb E B tout d'une piece [le refrigerant R doit etre preala- 

 blement detache s'il s'y trouve], en le faisant basculer sur son sup- 

 port â charniere kkll^ on l'abbouche au ballon, on raccorde en p 

 et apres avoir ferme Ies robinets r^ et 1\ et serre Ies vis de k^ on 

 ramene l'appareil a sa position iniţiale, indiquee par la figure. On 

 rattache alors alors le refrigerant R et ses anexes, et l'on verifie 

 l'etancheite de l'appareil ; puis, Ies robinets r^ et r,^ maintenus tou- 

 jours fermds, on fait alternativement le vide et l'introduction du gaz 



