891 



892 



Stellung. Ich habe schon vor längerer Zeit mich 

 mit diesem Gedanken getragen , aber erst im 

 Sommersemester 1871 den ersten mikroskopi- 

 schen Cursus mit dem Sonnenmikroskop abhalten 

 können. 



Gewöhnlich begegnet man den gröbsten 

 Vorurtheilen bezüglich der Verwendbarkeit die- 

 ses Instrumentes. — Die Sonne kann freilich 

 nicht zur festgesetzten Stunde bestellt werden. 

 Dafür kann aber in einem Cursus von 12 Stun- 

 den, ja am ersten sonnigen Wochentage, mehr 

 und mit mehr Erfolg demonstrirt werden, wie 

 in den academischen Vierteln eines langen Win- 

 tersemesters. Man wird vielleicht einwenden, 

 die Methode erlaubt nicht, dass der Studirende 

 mit dem Mikroskop umgehen lerne. Die fei- 

 nere Benutzung lernt er aber auch bei der Be- 

 obachtung fertiger Präparate nach der subjectiven 

 Beobachtung nicht. Dazu gehört eine weitere 

 practische Uebung , es braucht die subjective 

 Wahrnehmung nicht ausgeschlossen zu sein. 

 Eine ganz andere Frage, auf welche ich später 

 zurückkomme, ist die, welche Bedeutung das 

 Bildmikroskop in der Zusammenstellung, wie 

 ich es hier empfehlen inuss , für wissenschaft- 

 liche Untersuchung hat. Ein gewöhnliches Mi- 

 kroskop kann nun leicht in ein Bildmikroskop 

 umgewandelt werden. 



Ich benutze ein H ar t na ck'sches 31ikro- 

 skop von vorzüglicher Construction und will die 

 Einrichtung beschreiben für eine Entfernung 

 des Schirmes von dem Objectiv von 5 — 8 Me- 

 tern. Für eine solche Entfernung hat man als 

 Beleuchtungsapparat ausser dem Heliostaten nur 

 nöthig, eine oder zwei Sammellinsen, die man 

 in geeigneter Weise combinirt. Der Heliostat 

 hat eine Oeffnung von 90 Mm., welche von den 

 Sammellinsen ausgefüllt ist. Die Lichtmenge, 

 welche von dem Kreis mit 90 Mm. Durchmes- 

 ser bei unbewölkter Sonne ausgeht, genügt, ein 

 kreisförmiges Gesichtsfeld von 2 — 3 Bieter 

 Durchmesser zu beleuchten. Das an einem eiser- 

 nen Klamraerstativ horizontal gestellte Mikro- 

 skop *) wird nun so auf den Brennpunkt der 

 Linsen im Heliostaten eingestellt, dass die Ebene 

 des Objecttisches etwas diesseits des Brennpunk- 

 tes der Sammellinsen liegt. In dem Instrument 

 kreuzen sich die Strahlen also drei Mal ; einmal 

 vor dem Objectiv, zum zweiten Mal hinter dem 

 Objectiv, zum dritten Mal hinter dem Ocular. 



*) Hufeisenstative genügen ohne Weiteres ; nicht 

 durchbrochene Füsse müssen in Richtung der Mikro- 

 skopaxe durchbohrt werden. 



Das Har tnack 'sehe Mikroskop hat 2 Blenden 

 im Tubus. Dies obere Tubusstück, welches das 

 Ocular aufnimmt, schraubt man am besten ab, 

 um ein grösseres Gesichtsfeld zu gewinnen , es 

 bleibt dann noch eine Blendung. Da der Licht- 

 kegel, der aus der nichtachromatischen Linsen- 

 combination am Heliostaten austritt, schon durch 

 die Fassung des Objectives bei stärkeren Ob- 

 jeetiven in seinen Randstrahlen abgeblendet 

 wird, so hat man eine weitere Abbiendung nicht 



nöthig. 



Bezüglich der Einstellung der Objecte ge- 

 nügt bei dieser Aufstellung des Mikroskops eine 

 Klammer, wie sie zum Festhalten der Object- 

 träger an den meisten Mikroskopen angefertigt 

 sind (man bedient sich beim Demonstriren am 

 besten nur einer der beiden Klammern). 



Aus bekannten Sätzen der Optik folgt, 

 dass der Brennpunkt des Mikroskop -Objectives 

 bei der beschriebenen Zusammenstellung (da 

 nämlich stark convergente Strahlen das Objectiv 

 treffen) näher dein Object liegt, als bei der Be- 

 leuchtung für subjective Wahrnehmung, wo ein 

 parallelstrahliges und schwach convergentes Licht- 

 bündel in dat Objectiv tritt. Die feine Ein- 

 stellung geschieht wie sonst mit der Schraube. 



Will man Bilder erhalten, welche möglichst 

 frei von sphärischer Alaration sind , so wendet 

 man nur das objeetive Bild des Objectivs an. 

 Kommt es dagegen auf möglichste Ausdehnung 

 des Gesichtsfeldes und auf starke Flächenver- 

 grösserung an, so wendet man Objectiv und 

 Ocular gleichzeitig an. 



Bei der beschriebenen Vorrichtung nun 

 werden mit Hülfe der Hartn ack'schen Im- 

 mersionslinsen die feinsten Probeobjecte deut- 

 lich aufgelöst, die Pleurosigmafelder erscheinen 

 mit einem Durchmesser der sechsseitigen Areole 

 von 4 — 5 Millimeter. Die Areolen der Na- 

 delholzzellen mit dem Durchmesser von 10 — 20 

 Millimeter. 



Die Erfahrungen eines Demonstrationscursus, 

 den ich im Sommer 1871 abhielt, zwingen mich, 

 die vorgeschlagene Methode auf's Wärmste zu 

 empfehlen. 



Für die Jahreszeit, in welcher die Sonne 

 selten scheint, bediene ich mich mit Vortheil 

 des Du m mo nd'schen Lichtes. Diese Einrich- 

 tung will ich in einiger Zeit, wenn ich meine 

 Erfahrungen mit dieser Beleuchtungsmethode er- 

 weitert, in einer späteren Notiz beschreiben. 



Beilage. 



