II 



SEISMÓGRAFOS 



Eu el presente capítulo vamos a describir cada uno de los seismógrafos insta- 

 lados en la Estación Seismológica Central y en las que componen la Red, con 

 objeto de dar a conocer esta clase de instrumentos, su funcionamiento y algunas 

 leyes que los rigen. 



Para esto vamos a tomar los datos que vienen en los catálogos de los construc- 

 tores, algunas teorías simplificadas de los autores y las observaciones que de ellos 

 se han hecho por quienes los conocen y manejan. 



Los seismógrafos se construyen para probar que un punto o masa de nuestra 

 tierra se mueve en cualquiera dirección por poco tiempo o continuamente. Asi, 

 pues, se llama seismógrafo al instrumento que nos da una representación gráfica 

 del temblor de tierra. No nos ocuparemos en estos momentos de las causas de los 

 movimientos, sino de la manera como se registran. Esto sería muy fácil, si pudiéra- 

 mos fijar un punto en el espacio, independiente de la tierra, enfrente del primer 

 punto. Los movimientos del primer punto o de la primera masa se podrían fijar 

 entonces por medio de medidas, observaciones o registros. Pero como no es posible 

 encontrar una masa inmóvil en el espacio que circunda a la tierra, se establece este 

 punto o masa artificialmente, con cierta clase de instrumentos, es decir, con los pén- 

 dulos horizontales, verticales y astáticos, colgando un peso de manera que quede tan 

 * independiente He la tierra, cuanto sea posible. Sin rozamiento no se puede suspender 

 ningún peso; por esto recibirá cada peso suspendido los movimientos del suelo por 

 la unión de éste con el apoyo del péndulo y hará simultáneamente con éstos sus 

 movimientos oscilatorios. Los péndulos registradores ópticos, registran sin roza- 

 miento; los de registro mecánico carecen de esta ventaja y hay que tener en cuenta 

 los puntos de rozamiento, por pequeños e insignificantes que nos parezcan. 



El seismógrafo moderno es un aparato de precisión, y por consiguiente, antes 

 de utilizarlo, debe hacerse un estudio previo de sus constantes características. 



El Sr. Manuel Navarro Neumanu, al hablar de los seismógrafos horizontales, 

 dice lo siguiente: «Cualquiera que sea el tipo a que pertenezca uno de estos sismó- 

 grafos, podemos considerarlo, siguiendo el dictamen Wiechert, como un péndulo 

 ordinario o vertical, de cuya masa saliese hacia abajo una varilla capaz de señalar 

 trazos sobre una banda de papel, arrastrada por un motor de relojería. Si llamamos 

 L a la longitud del péndulo, o sea a la distancia que media entre su punto de sus- 

 pensión y el centro de gravedad de la masa M, J a la longitud total del aparato, o 



Bol. Geol. núm. 18.— 3. 



