LA RED SEISMOLOGICA NACIONAL 15 



formaría en: M sen. a -j- _/(?) > r, eu el caso en que con resortes apropiados se au- 

 xilie o modifique, más o menos, la acción de la gravedad. De no verificarse, la masa 

 se quedará en cualquier punto en el que se le deje, y el péndulo resultará lábil, 

 defecto gravísimo que importa evitar a todo trance, pues bastaría para inutilizar 

 al sismógrafo, de no ser la dicha cualidad efecto de un amortiguamiento llevado 

 hasta los límites de la aperiodicidad, pues en ese caso pudiera resultar ventajosa. 

 L,a fuerza de restitución eu los péndulos de inscripción mecánica, se halla en 

 razón directa del peso de la masa e inversa de la longitud del péndulo simple que 

 tuviese el mismo período, y del cuadrado del aumento. Si este último lo expresa- 

 mos en veces, la masa en gramos y la longitud pendular en centímetros, la si- 

 Siiiente fórmula dará en ergs la fuerza de restitución. 



F = M g 



A ¿ L 



La ventaja principal del registro mecánico sobre papel ennegrecido estriba en 

 la extrema finura de los trazos cuyo grosor puede reducirse a un par de centésimas 

 de milímetro fácilmente, resultando todavía bien aparentes si las bandas se prepara- 

 ron con esmero y estilete inscriptor, se apoya lo suficiente ( medio miligramo de pre- 

 sión basta con creces). Esa tenuidad permite separar las ondas muy rápidas unas de 

 otras, con velocidades relativamente moderadas en el receptor y también clisés fo- 

 tográficos capaces de soportar útilmente ampliaciones muy considerables. Además, 

 resulta muy económico, pero tiene en su pasivo el ahumado y fijado ulterior de 

 las bandas con un barniz apropiado, operaciones un tanto entretenidas y no muy 

 pulcras. 



El péndulo horizontal fué inventado en 1820 por Hengler. 



Componente Vertical. — Forman parte de las componentes verticales, nombre 

 que se les da a los sismógrafos dispuestos para su estudio, uno o más muelles a los 

 que tiende una masa, la cual actúa no sólo cuando la tierra se agita, que es preci- 

 samente lo que se pretende registrar, sino también según los cambios que sufran 

 el muelle o los muelles en función de las variaciones térmicas. A este grave de- 

 fecto ha tratado de remediar el inventor del último itivar, Dr. C. E. Guillaume, 

 con otra aleación a la que llama N S P, cuya elasticidad apenas varía con cambios 

 muy notables de temperatura. 



Si suspendemos la masa del muelle directamente y llamamos E a la elon- 

 gación o estiramiento que experimenta el tal muelle, tendremos: 



lo que indica haría falta un estiramiento enorme para obtener un período razona- 

 ble, dado que uno, más bien pequeño, como lo es 6 segundos, exige 9, dado que 



6 = 2 yj 9 



y no es necesario perder el tiempo en demostrar los gravísimos inconvenientes, ya 

 que no la imposibilidad de manejar tan disformes aparatos. 



Valiéndose de artificios apropiados, como lo son muelles de acción antagonis- 

 ta, masas más pequeñas que la verdadera y situadas muy por encima del centro de 



