LA RED SEISMOLOGICA NACIONAL 1 7 



La variación de i° en el componente vertical Wiecbert de 1,300 kilogramos 

 con siete segundos de período y 160 veces de aumento, si careciese de la compen- 

 sación adecuada, produciría una desviación de 70 centímetros en el gráfico, según 

 este sabio sismólogo (Das Institut f. Geophysic . . . . , 176.) y como el alarga- 

 miento de cada uno de los 8 muelles que sostienen la masa es de 36 centímetros, 

 resulta como coeficiente térmico de los mismos 3,5 X 1o 2 centímetros, esto es, 

 que un grado centígrado de aumento o disminución en la temperatura de los mue- 

 lles equivale a un aumento o disminución de 156 gramos en el peso de la masa. 



Se ha tratado de corregir este grave defecto de los muelles por medio de com- 

 pensaciones bi-metálicas (hierro y zinc en los Wiechert) dispuestas exactamente 

 al revés que las varillas de acero y latón de las péndolas de algunos relojes, puesto 

 que el fin de éstas es el de mantener igual, a ser posible, la longitud pendular, 

 cualquiera que sea la temperatura reinante, y las rejillas compensadoras de las com- 

 ponentes verticales deberían alargarse o acortarse en iguales proporciones, pero en 

 sentido inverso de los muelles, para que la altura del ceutro de gravedad de la masa 

 permanezca invariable y no se presenten más desviaciones que las producidas por 

 los movimientos del suelo. Fuerza es confesar que esto sólo se consigue muy im- 

 perfectamente, lo que obliga a colocar estos instrumentos en locales subterráneos 

 o semi-subterráneos, donde los cambios de temperatura apenas llegan a 0,1 o al día, 

 de no tratarse de alguno muy poco sensible, como lo es la componente vertical Vi- 

 ceutini, con la cual, cambios de temperatura bastante mayores, aun de algunos gra- 

 dos, resultan tolerables. 



En este instrumento (G. Vicentini e G. Pacher, Microsismógrafo perla com- 

 ponente verticale, B. d. S. S. It., V. 33—58, 1. II. fig. 6. ) la elasticidad puesta en 

 juego es la de flexión, y consta de una lámina de acero muy elástica ( muelle para 

 wagones ) de 1 l / 2 metros de largo por 7, 5 centímetros de anchura, y espesor de- 

 creciente de 1,0 a 0,7 centímetros; sin carga este muelle presenta una fuerte con- 

 cavidad hacia arriba y se halla sujeta por su extremidad más delgada, y gracias a 

 una robusta pieza de hierro, al mismo pilar donde pende el microsismógrafo del 

 mismo autor. En la otra extremidad se enfila una pesa cilindrica de plomo de unos 

 50 kilogramos, bajo cuya acción debe quedar horizontal la superficie superior del 

 muelle. Dos palancas, una de ellas acodada y vertical, simplemente multiplicadora, 

 y otra horinzontal, a la vez multiplicadora-inscriptora, completan esta componente 

 vertical que inscribe sus gráficos sobre la misma banda que lo hacen las componen- 

 tes horizontales. Su período completo oscila entre 0,8 y 1,3 segundos, y su au- 

 mento varía entre 80 y 200, careciendo de amortiguador y resultando muy poco 

 sensible, no sólo por la pequenez de su período, sino también por otros defectos, 

 algunos de los cuales nos parecen fáciles de corregir. 



Mucho más potentes son las componentes verticales Wiechert, tanto gran mo- 

 delo ya citado, como pequeño modelo, con masa de 80 kilogramos, aunque todavía 

 estén muy lejos de constituir un desiderátum. Sobre todo, por su exajerada y no- 

 civa sensibilidad térmica." 



Seismógrafos horizontales Astáticos Wiechert de 125 y 200 kilogramos 



En sus elementos el instrumento es parecido al llamado seismógrafo astático 

 del Profesor Wiechert, con excepción de que la masa estacionaria es más pequeña, 

 pesando de 80 a 200 kilogramos. Por consecuencia, la sensibilidad se reduce en 



