LA RED SKISMOLOGICA NACIONAL 



provista de cristales, se levanta para operar. Como todas las piezas están construi- 

 das por modelo, se pueden substituir en caso de ruptura. 



El instrumento se monta en la superficie del suelo. Pero si éste es blando, es 

 necesario construir un pilar o poste de betón de 115X115 cm. y cuando menos de 

 50 cm. de altura, y cuya superficie estará a nivel. Como precaución para evitar al- 

 gunos movimientos, es bueno aislar el poste alrededor por medio de una ranura de 

 304 cm. 



En estos aparatos se puede variar el peso de la masa estacionaria, disminuyendo 

 el número de platillos o de los pesos laterales adicionales, teniendo así aparatos de 

 80, 125 y 200 kilogramos. 



Seismógrafo horizontal de Wiechert de 1,200 kilogramos 



Un tipo de seismógrafo, completamente diferente a los de otros autores, es el 

 péndulo invertido del Dr. Wiechert, cuya sección nos presenta la figura adjunta. 



La masa estacionaria P M, está com- 

 puesta de pesos adicionales en forma de 

 sector, que se montan sobre un trompo; la 

 masa es de fierro fundido y tiene un peso de 

 1,200 kilogramos. Esta masa tiene su pun- 

 to de rotación en D, y está formado por una 

 suspensión de resortes a la Cardán. Una 

 porción del péndulo, en forma de eje, se pro- 

 yecta sobre la mesa T, y la masa se con- 

 serva aproximadamente en equilibrio por 

 medio de la varilla S b, de la varilla equili- 

 brante S t a, y por los dos resortes horizon- 

 tales F, por medio de los cuales está unida 

 a la mesa T. Del punto V, de la varilla 

 compensadora, se hace la conexión con el 

 émbolo del amortiguador D T, por una 

 parte, y por otra, con las palancas propul- 

 soras H 1 y H 2 del sistema de registro, por las cuales, y con el estilete S/, el movi- 

 miento de la tierra, transmitido por medio de la masa, se amplifica y cambia en un 

 plano horizontal- antes de registrarse sobre el rodillo con papel ahumado R. 



En esta forma de aparato el efecto de las vibraciones naturales del período del 

 péndulo, se han neutralizado por completo por medio del sistema de amortigua- 

 miento, y el instrumento es llamado astático. 



Los aparatos de esta clase, y que en México los destinó el Servicio Seismoló- 

 gico para las estaciones de Tacubaya (Central), de Mérida' y Zacatecas, amplifican 

 el movimiento 200 veces y tienen un período de 8 a 10 segundos. 



Estos instrumentos se han destinado únicamente al registro de teleséismos, por 

 su extrema sensibilidad, obteniéndose con ellos registros muy buenos. 



*&j^#y¿^^üxijtrj!^&?z 



^Gilc/v/o 



SetSfí70>?7 e ?y /Cc , 



Péndulo horizontal de 17,000 kilogramos 



En consideración a la fuerte amplificación deseada, se ha dado un peso de 

 17,000 kilogramos a la masa estacionaria. Esta está formada por una caldera cilin- 

 drica de palastro, de fondo plano, de un diámetro de poco menos de 2 metros y de 



Bol.!Geol. núm. 18. — 4. 



