LA KRU SEISMOl.OGICA NACIONAL 



2 3 



Para suprimir las oscilaciones propias del instrumento, se ha empleado un 

 amortiguador de aire. Este está compuesto por una doble hoja de aluminio y ligada 

 al peso del péndulo por medio de un pequeño tubo y metida en una cajita de forma 

 cúbica. Al cerrar más o menos los orificios practicados en las paredes de esta cajita, 

 se puede variar el amortiguamiento de las oscilaciones hasta hacerlas periódicas. 

 Con ayuda de tornillos micrométricos, la cajita puede ser desalojada en sentido ver- 

 tical y horizontal y de esta manera adaptarla a la posición del péndulo, cuando sea 

 necesario arreglarla. 



Para la circulación del aire, la cajita está provista dedos pequeños orificios que 

 tienen una tapita móvil. 



Aparato registrador. — El pequeño rodillo A es movido por un sistema de re- 

 lojería y regularizado por un regulador de fuerza centrífuga; un segundo rodillo 

 A 1 , de las mismas dimensiones, está montado independientemente del primero, 



sobre el mismo bastidor y gira alrededor de su eje. 

 Entre estos dos rodillos está colocado un tambor 

 grande, con un borde saliente. Del lado opuesto 

 a este borde, el eje está provisto de paso de torni- 

 llo de 3 mm. Esta parte del eje descansa sobre dos 

 ruedas biseladas que se meten en el paso de tor- 

 nillo. El tambor tiene 90 cm. de circunferencia y 

 gSjjJl descausa por un lado sobre los dos rodillos chicos, 

 del otro descansa sobre las ruedas biseladas B. Es mo 

 vido por la fricción y da una revolución completa en 

 una hora, desalojándose 3 mm. en la dirección de su eje. El movimiento del tam- 

 bor, así como el desplazamiento axial, son completamente regulares y seguros. 



Alrededor del tambor se coloca la tira de papel sensible, y se asegura por me- 

 dio de un hilo metálico El instrumento de registro está cubierto por una caja de 

 madera que tiene en la pared delantera una ranura con una lente cilindrica plano- 

 convexa, la cual se halla a la altura del eje del tambor. Esta lente tiene una dis- 

 tancia focal de 5 cm. 



La figura 3 nos presenta la lámpara eléctrica. Un pie 

 triangular sostiene la lámpara por medio de un soporte 

 móvil. Por medio de un tornillo ;«, se puede hacer dar a la 

 lámpara una vuelta completa, alrededor de su eje, de ma- 

 nera que la abertura S, describe un círculo horizontal. Esta 

 lámpara está provista de una bombilla o foco de Nerst, de 

 corriente continua o alternativa de 220 volts, y fija en el 

 interior de un tubo. El tornillo «z 1 , sirve para colocar per- 

 pendicularmente el hilo metálico incandescente del foco. 

 La longitud del tubo se arregla como telescopio. En su in- 

 terior se halla una abertura, en el interior y enmedio, una 

 lente acromática que proyecta la imagen del hilo incandes- 

 cente sobre la abertura. Por encima de esta abertura está 

 colocado un electroimán, en combicación con el reloj de 

 contactos. A cada minuto u hora el circuito se cierra, y el 

 electroimán atrae una armadura que termina en una hoja 



de latón; ésta intercepta la luz mientras dura el contacto y de esta manera ye re 

 gistra el tiempo exacto. 





