LA KKD SEISMOI.OGICA NACIONAL 25 



tas uu diámetro de 20 centímetros; cada resorte pesa 8 kilogramos y al estirarse 

 bajo el peso de la carga de 160 kilogramos se alargan cerca de 36 centímetros. 



Los movimientos verticales de la caja con baritina que forma la masa estacio- 

 naria, son transmitidos por una varilla de propulsión que opera en el centro de gra- 

 vedad, a lo alto con ayuda de uu sistema de palancas y recibidos sobre el brazo 

 iuscriptor. Una sencilla disposición permite hacer astático el sistema con el em- 

 pleo de la fuerza del resorte, colocar el período de oscilación en el valor requerido, 

 mientras el efecto final elástico de los resortes de soporte da un límite, pues no se 

 lograría pasar de 7 segundos (correspondiendo a un «astasisrno» de 30 veces). 



A causa de la elasticidad de los resortes, la variación de la temperatura daría 

 a la sensibilidad ya aplicada una desviación de cerca de 70 centímetros, y por esta 

 razón se ha intercalado una compensación de temperatura empleando la diferencia 

 de la expansión del fierro y del zinc. 



La comparación de los registros de este aparato vertical con los del horizontal 

 ha dado lugar a conclusiones muy notables; y aunque aquí no trataremos esto, si es 

 preciso mencionar que el aparato vertical registra a menudo mejor los primeros 

 indicios o tremors de los temblores a gran distancia, que aun el propio seismógrafo 

 horizontal de 17.000 kilogramos, cuya sensibilidad es extrema y que amplifica 

 2,000 veces. 



Una comparación de los registros comprueba de manera cierta que las ondas 

 principales se propagan a lo largo de la superficie de la tierra. 



Apuntes sobre el T rom ó metro de Wiechert-Mintrop para estudiar 

 los movimientos rápidos del suelo 



Este instrumento sirve para registrar las vibraciones artificiales y movimientos 

 rápidos del suelo, tales como los producidos por el paso de trenes, corrientes de aire., 

 martinetes, trabajos de minas, máquinas, etc. Por lo tanto, puede ser poderoso 

 auxiliar en manos del ingeniero y del constructor. 



Impropiamente se le ha dado el nombre de «seismógrafo," por algunas personas; 

 y si bien es cierto que registraría temblores, como cualquier seismógrafo verdadero, 

 lo complicado de su sistema de registro, la poca duración de la película al desen- 

 rollarse, (20 minutos más o menos) y el elevado precio que tendría trabajando • 

 constantemente, como todos los seismógrafos de registro fotográfico, no permiten 

 usarlo sino para lo que su autor lo destinó. 



Las oscilaciones del suelo producidas por las grandes máquinas modernas, cuyas 

 masas, animadas de fuertes movimientos, ya horizontales, ya verticales o trepida- 

 torios, dan con frecuencia lugar a quejas por parte de los vecinos cuyas casas se vt n 

 sujetas a un continuo sacudimiento, molesto para las personas y muchas veces perju- 

 dicial para las construcciones, son registradas por el tromómetro. Estos movimientos 

 del suelo pueden ser más o menos fuertes, según la naturaleza y constitución dtl 

 subsuelo. Sobre un suelo compacto y duro, el efecto es débil, en tanto que las capas 

 horizontales estratificadas, particularmente las de arena y aluvión, fácilmente vi 

 bran y se mueven. Las grandes instalaciones motrices intentan remediar estos 

 inconvenientes, construyendo macizos de cimientos gruesos y profundos que ab- 

 sorben las fuerzas de aceleración transmitidas al suelo por las máquinas, o reducen 

 la velocidad de ellas, y emplean muchas veces dispositivos costosos para compensar 

 en parte la acción' de las masas. 



