LA RED SEISMOLOGICA NACIONAL 



Gravímetro Trifilar de Schmidt 



El autor de este instrumento cree que se puede establecer un seisrnómetro sen- 

 sible para la compenente vertical de los movimientos del suelo, haciendo uso de 

 la fuerza de un resorte torcido en lugar de la fuerza magnética. Experimentando la 

 realización de esta idea, adquirió la convicción de que de hecho se puede construir 

 tal aparato, en caso de necesidad, con poco costo, y que este aparato en una posición 

 fija será capaz de dar una sensibilidad mayor que la necesaria, siendo el movimiento 

 vertical lo más posible independiente del movimiento horizontal. 



En sus principios difiere el instrumento de todos los otros seismómetros, por 

 eso es que no determina la actitud de la sacudida ni su velocidad, sino su acelera- 

 ción; además, no contiene como los otros aparatos una masa inerte que sea casi in- 

 dependiente de los movimientos que hay que medir y cuyo desalojamiento respecto 

 de las masas movidas con el suelo, se tiene que medir. Al contrario, todas las par- 

 tes del instrumento deben lo más posible participar del movimiento del suelo del 

 lugar de observación; pero las variaciones de cantidad de la aceleración vertical de- 

 ben notarse por medio de un azimut cambiable de una masa movible en torno de 

 un eje vertical. 



El magnetógrafo bifilar anota ya esto con una sensibilidad mediana, porque en 

 este aparato están en equilibrio dos momentos de rotación, de los cuales uno tiene 

 su causa en la fuerza del magnetismo terrestre (con dirección fija) y el otro la tiene 

 en la fuerza vertical de la gravedad. El azimut variable del imán suspendido es la 

 expresión de las condiciones variables de estas dos fuerzas en equilibrio. Si el apa- 

 rato de Schmidt tuviera solamente por objeto comprobar experimentalmente que 

 el magnetómetro bifilar debe ser sensible para la componente vertical de los sacu- 

 dimientos terrestres, ya estaría por esta sola razón justificada su construcción. La 

 particularidad de que el resorte cuya fuerza obra en lugar, del magnetismo terres- 

 tre, no posea como éste un azimut determinado, y además, la posibilidad de arreglar 

 las masas de tal manera que el momento de inercia sea reducido a un mínimum, 

 permite dar a este seisrnómetro trifilar una sensibilidad mayor que la que tiene el 

 otro magnetómetro. 



El dibujo esquemático adjunto, cuyas dimen- 

 siones en dirección vertical son muy reducidas, 

 y en el cual se cambió la suspensión trifilar, que 

 prácticamente da mejor resultado, por un bifilar 

 para que sea el dibujo más claro, enseña un disco 

 ligero, horizontal, unido a un peso de forma cilin- 

 drica. El sistema de espejos fijados en la parte 

 baja del cilindro que sirve para la lectura o el re- 

 gistro fotográfico, no se ve en el dibujo, así como 

 todas las partes del tripie que sirven para suspen- 

 der el instrumento. El peso Pestá suspendido por 

 dos diferentes suspensiones: la mayor parte del 

 peso, por un resorte T C, de un gran número de 

 vueltas y hecho de un alambre de acero, cuidadosa- 

 mente templado, la parte menor por dos (respec- 

 tivamente 3) hilos A B, que están en los puntos 

 fijos (A) del tripie y en los puntos (B) de la periferia del disco que está con el peso P. 



