— 68 — 



die Mitglieder des wissenschaftlichen Stabes aus den vorzüg- 

 lichsten Vertretern der Wissenschaft zusammstellte. So war 

 denn Alles vorgesehen worden, um den Erfolg dieser wichtigen 

 Expedition nach Möglichkeit zu sichern. 



Bevor wir nun die Expedition auf ihrer Reise begleiten, 

 sei es mir zunächst gestattet eine Besprechung jener Apparate 

 und Vorrichtungen zu geben, welche zu Lothungen verwendet 

 werden, dann jener, um aus verschiedenen Tiefen Wasser zu 

 schöpfen, ferner der Tiefsee-Thermometer und endlich der 

 Schleppnetze. 



Das einfachste Sondirungswerkzeug ist das Senkblei. Bei 

 grösserer Tiefe jedoch ist das Gewicht desselben zu klein, um 

 ein rasches und möglichst vertikales Sinken desselben zu ver- 

 anlassen. Für gewöhnliche Sondirungen mag es immerhin auch 

 heute noch genügen, nicht aber zur Bestimmung grösserer Tiefen. 

 Die verschiedensten Vorschläge wurden gemacht, um genaue 

 und zuverlässige Sondirungswerkzeuge zu erhalten. Die Schiffs- 

 schraube wurde in Vorsclalag gebracht und sollte man aus der 

 Umdrehungszahl die Tiefe bestimmen, doch jedesmal riss bei 

 dem Heraufwinden die Leine. Auch vermittelst des Galvanischen 

 Stromes hat man versucht die Tiefe der Oceane zu bestimmen ; 

 doch war der Apparat äusserst zusammengesetzt. Ein alter, 

 amerikanischer Kapitän schlug vor, die Tiefe durch hinabge- 

 senkte Torpedos zu bestimmen. Durch den bei dem Aufschlagen 

 auf den Boden entstehenden Schall und durch die aufsteigenden 

 Gasblasen sollte die Tiefe berechnet werden. Nach allen diesen 

 und noch manchen andern, vielleicht noch unpraktischem Vor- 

 schlägen, kehrte man endlich wieder zu den alten Peilungs- 

 methoden zurück. 



Gegenwärtig werden für geringere Tiefen das Schalenloth, 

 für grössere dagegen der Brooke'sche Sondirungsapparat oder 

 der durch Bailey verbesserte Hydrasinker verwendet. 



Bei dem Schalenloth befindet sich unterhalb des prisma- 

 tischen Bleilothes an einer kurzen Stange eine mit der Spitze 

 nach abwärts gerichtete kegelförmige Schale, welche sich bei 

 dem Erreichen des Bodens mit einer Probe füllt und mit einem 

 ledernen Deckel bei dem Hinaufziehen verschliesst; hierdurch 

 wird das Wegspülen der Grundprobe durch das Wasser hint- 

 angehalten. 



Der Brooke'sche Sondirungsapparat besteht aus einer 

 durchbohrten 64-pfündigen Kanonenkugel; durch dieselbe wird 

 ein eiserner am untern Ende etwas ausgehöhlter und mit Talg 

 bestrichener Stab gesteckt. Dieser eiserne Stab trägt am obern 

 Ende zwei bewegliche Arme, an denen die Leine befestigt ist, 

 während die Kugel durch eine Schnur oder ein Metallband an 

 den beweglichen Armen aufgehängt ist. Wenn der Stab den 

 Boden erreicht hat, wird das die Kugel tragende Band losgelöst 



