1178 BULETINUL .SOCIETĂŢII DE ŞTIINŢE 



5) Inflamabilitatea se va determina cu aparatul Abel-Pensky 

 german sau în vas deschis cu aparatul Brenken sau Marcusson, 

 după prescripţiunile germane. Rezultatul obţinut va fi în tot-dea-una 

 raportat la presiunea normală 760 mm. 



Se admite de asemenea şi introducerea tabelelor de compa- 

 rare între diferitele aparate în uz. 



6) Congelaţiunea va fi determitată după metoda germană : într'o 

 eprubetă de 18 mm. (grosime) se varsă un strat de 3 cm. înălţime 

 ţiţeiu ; două eprubete cu acelaş ţiţeiu se pun într'un amestec refri- 

 gerent de o anumită temperatură, a doua eprubetă având un ter- 

 mometru băgat în ţiţeiu ; odată ajuns termometrul la temperatura 

 dorită se scoate eprubetă (fără termometru) din amestecul refri- 

 gerent şi prin inclinarea de un unghiu de 90 se observă starea fi- 

 zică a ţiţeiului. 



înainte de orice determinare însă se va încălzi ţiţeiul pentru a-1 

 avea complet lichid. 



7. Reacţiunea se va determina după metoada Holde : 100 c. c. 

 ţiţeiu se dizolvă într'un amestec neutru de alcool şi eter şi se ti- 

 trează în urmă cu o soluţiune alcoolică, '/ 10 normală, de sodă, în 

 trebuinţându-se fenolftaleina ca indicator ; 



8) Volatilitatea, adică pierderea procentuală la o anumită tem- 

 peratură, se va face în vasul aparatului Martens-Pensky : se va 

 umple vasul aparatului Martens-Pensky cu ţiţeiu până la marcă, în- 

 tocmai ca pentru o determinare de inflamabilitate, şi se va încălzi 

 la o anumită temperatură timp de 5 ore. Această încălzire se va 

 repeta de atâtea ori până când două cântăriri consecutive, la 

 aceeaş temperatură, nu vor produce o pierdere peste ' '2°/o- 



9) Distilaţiunea se va face în două moduri : 



a) Odată în balonul Engler după prescripţiunile germane, şi 



b) A doua oară pentru determinarea produselor tehnice ce se 

 pot obţine din ţiţeiu. Această distilaţie se va face după propunerea 

 d-lui Dr. Ediîleanu în fracţiuni de 1 / 20 de volum. 



Prescripţiuni : se vor distila 4 litri de ţiţeiu reprezentând 2 / 3 din 

 volumul vasului de distilaţiune : deasupra vasului de distilaţiune se 

 va pune un tub abductor de 25 cm. înălţime: termometrul se va 

 introduce în tub până ce coloana de mercur vine în dreptul tubu- 



