248 



BULETINUL SOCIETĂŢII DE SCIINŢE 



Nouvelles methodes de mesnres des grandes resistances 

 electrolytiqnes 



PAE 



M- D- NEGREANU 



I. On peut determiner Ies grandes resistanees des electrolytes de la 

 facon suivante : 



On forme un circuit d'un nombre n d'elements identiques, de la resis- 

 tance inconnue #, d'une resistance r, de n elements identiques aux pre- 

 miers, enfin du glavanometre de resistance g. Les points a et b peuvent etre 

 mis en communication metallique, en c on plase un interrupteur de courant 



cu i 



n e,n 



x 



ne ? n P 



V^AVSAAAV 

 r 



: 



Fig 1. 



Les electrodes introduits dans l'electrolyte sont formes par des lames 

 de platine â grandes surfaces. La resistance r peut etre une resistance 

 metallique prise sur une boite de resistances ou un trăit de graphite trace 

 sur une plaque debonite, et dont on a determine prealablement la resis- 

 tance. 



La force electromotrice ne des n elements est considerable par rapport 

 a la force electromotice de polarisation. En outre, les grandes resistances 

 introduites dans le circuit diminuent l'intensite du courant et font que la 

 force electromotrice de polarisation / soit negligeable par rapport â la 

 force electromotrice 2 ne de la pile. 



Le circuit etant dispose, comme ii a ete indique ci-dessus, on ferme en 

 c le circuit et on met en communication metallique les points a et b. 



Ouând la resistance r est telle, que la deviation du cadre mobile du gal- 

 vanometre soit la meme, les points a et b etant en communication metal- 

 lique ou non, la resistance x de Telectrolyte est egale â Ia resistance r. 



Grâce a un commutateur, le courant peut traverser l'electrolyte dans 



