BULETINUL SOCIETĂŢII DE SCIINŢE 



249 



Ies deux sens, quand la deviation du galvanometre est la merae dans Ies 

 deux cas la force electromotrice de polarisation de lelectrolyte est ne- 

 gligeable. 



Appliquant Ies lois de Kirchhoff, cm trouve : 



ne — e' = I fnq -(- x)-\-i" r" 

 ne=i' (r -\- nq -4- g) — i" r" ; 



comme i" = o, e' negligeable par rapport k ne, et Ia resistance g du gal- 

 vanometre negligeable par rapport aux resistances x et r: 



I—i' 



ne = 1 fnq -f- %) 



ne = I (r -j-nq+gj, 



x = r 



d'ou 



II. On peut mesurer Ies memes resistances electrolytiques, disposant le 

 circuit de Ja facon suivante: 



Le circuit est forme par n elements identiques [ne, ng), en nombre- 

 assez considerable de maniere que la force electromotrice / de polarisation 

 de l'electrolyte soit negligeable par rapport a ne, de Pelectrolyre en dis- 

 solution dont la resistance x est a determiner, par d'autres n elements 

 identiques aux premiers (ne, nq) et enfin par la resistance r, qui peut etre 

 une boite a resitance ou bien la resistance connue d'un trăit de graphite. 

 Entre a et b on place le galvanometre. En c est un interrupteur de cou- 

 rant; en b un autre. 



ne, nj° 



x 



,i< 



cu i 



r 



ne , n fi 



VWVWV 



T 



Fig. 2. 



Quand Ies Communications sont etabîies, comme on le voit sur la figure 

 ttles resitances x et r telles, que le cadre mobile du galvanometre ne 

 devie par le passage du courant, l'intensite *"' est nulle. 



