Die Funktion der pulsierenden Vacuole. 467 



unteren Ende wieder auf den ursprünglichen Durchmesser (7 mm). 

 Etwa 15 mm oberhalb der trichterförmig erweiterten Öffnung- hat 

 das Eohr wieder 2 Löcher und ragt mit seinem Ende in ein tief- 

 gestelltes Glasgefäß I hinein. Die dritte Durchbohrung des das Ge- 

 fäß C oben verschließenden Kautschukstopfens trägt das Steigrohr I. 

 Dasselbe ragt mit seinem unteren, verdünnten Ende nicht über die 

 untere Fläche des Stopfens hervor, erweitert sich dicht über der 

 oberen Fläche des Stopfens auf 9 mm und trägt an seinem oberen 

 Ende einen kurzen, etwas eingezogenen Halsteil. Im Inneren des 

 erweiterten Mittelabschnitts liegt lose ein 5 mm starkes, aus dünn- 

 wandigem Glase hergestelltes, mit Luft gefülltes und allseitig ver- 

 schlossenes Rohr, der Schwimmer G, der an seinem oberen Ende 

 einen kleinen, etwa 8 mm hohen, oben offenen Becher trägt. Mittels 

 einer passend gebogenen, eine Glaskugel tragenden Pipette (Text- 

 fig. D) wird in diesen Becher ein etwa 3 mm großes Quecksilber- 

 kügelchen gebracht. Das Eohr muß selbst bei Belastung durch den 

 Quecksilbertropfen so leicht sein, daß es auf Wasser schwimmt ^) 

 und dabei nicht tiefer als bis zum Fuß des Bechers eintaucht. Es 

 trägt nahe seinem unteren Ende der besseren Führung halber ein 

 Paar Glasfüßchen. Wichtig ist, daß der obere Teil des Schwimmers 

 und des Bechers beim Hin- und Hergleiten der Wand des Rohres F 

 nicht zu nahe kommt, da sich in diesem Falle hier dünne Flüssig- 

 keitsschichten bilden können, die ein automatisches Zurückfallen des 

 Schwimmers beim Sinken der Flüssigkeitssäule verhindern. Die 

 Führung des Schwimmeroberteils besorgen am besten die zwei von 

 oben in den. Becher hineinragenden Platindrähte [L). Dieselben sind 

 in den oberen Teil des Gefäßes F eingeschmolzen^), rechtwinklig 

 nach unten umgebogen und so lang, daß sie bei Tiefstand des 

 Schwimmers noch gerade in den Becher hineinreichen, bei dessen 

 höchster Stellung aber mit ihren Enden sicher in den Quecksilber- 

 tropfen eintauchen. Der eine dieser beiden Platindrähte ist durch 

 einen Leitungsdraht direkt mit dem einen Pol einer elektri- 

 schen Stromquelle verbunden, die von dem anderen herkommende 

 Leitung geht zunächst durch einen kleinen Elektromagneten (iV), 



1) Benutzt man in dem Apparat Flüssigkeiten von niedrigerem spezifischen 

 Gewicht, so muß es natürlich noch leichter sein. 



2) Beim Einschmelzen ist sorgfältig darauf zu achten , daß sich an 

 den Platindrahtenden keine Glasüberzüge bilden, die ja den Kontakt ver- 

 hindern würden 



