470 Walter Stempell, 



217 und 222,5 Ohm. Die Art der Montage des Apparats ist am 

 besten aus dem Photogramm (Fig. E) zu ersehen. Der Asbestgitter- 

 widerstand wird einfach mittels eines an beiden Enden überstehen- 

 den Stückchens Asbestgewebe auf zwei Holzklötzchen festgeschraubt. 

 Praktisch ist es, wenn nahe dem Rande des oberen horizontalen 

 Brettes ein kurzer, senkrecht stehender Drahtstift befestigt wird,.; 

 an welchem nach dem Auseinandernehmen des Apparats der große j 

 Gummistopfen mit der Blase zum Trocknen frei aufgehängt werden 

 kann, indem man den Stift in das Rohr des Trichters B einschiebt. 

 Der, Apparat arbeitet nun folgendermaßen. Wenn das Gefäß A 

 mit Wasser, das Gefäß B mit einer etwa 5% igen Salpeterlösung, 

 das Gefäß C, die Blase B sowie das obere Gefäß K und der Heber E 

 mit einer starken, etwa 2b^j^^lge\\ (konzentrierten) Salpeterlösung 

 gefüllt ist, so wird durch die Tätigkeit des Hebers E die Flüssig- 

 keit schließlich im Steigrohr F steigen, der Schwimmer G wird sich ' 

 heben, es werden die Platindrähte in den Quecksilbertropfen ein- 

 tauchen, durch den entstehenden Strom wird der Elektromagnet^ be- 

 tätigt werden und den Gummischlauch am Hebere' zusammendrücken, 

 so daß nunmehr die weitere Flüssigkeitszufuhr von K aus aufhört. 

 Wenn der Heber H so eingestellt ist, daß im Moment des Kontaktes 

 noch kein Überlaufen der Flüssigkeit durch ihn eintritt, so wird 

 diese also auch in ihm an einer bestimmten Stelle stehen bleiben. 

 Nunmehr wird aber durch Osmose Wasser aus B in die Blase D 

 und das Gefäß C treten, während gleichzeitig durch Osmose Wasser 

 aus A nach B hineingelangt. Der osmotische Druck wird somit 

 nach einer bestimmten Zeit den Heber H zum Überlaufen bringen, 

 und es wird sich dann nicht nur C größtenteils entleeren, sondern 

 auch die Blase D, da der nun in B entstehende starke Überdruck 

 sie zusammendrückt.^) Bei Beginn der Entleerung fällt der Schwimmer G 

 natürlich herab, der enge Heber E wird durch die Lösung des Kon- 

 taktes wieder gangbar, und es wird sich durch ihn daher die Blase B 

 und das Gefäß C wieder langsam mit starker Salpeterlösung füllen, 

 womit das Spiel von neuem beginnt. Sehr wichtig für ein glattes 

 Funktionieren des Apparats sind die richtig abgestuften Weiten der: 

 beiden Heberrohre. Denn es kommt natürlich darauf an, daß der 



1) Damit dies möglichst vollständig geschieht, darf der Druck in B 

 nicht zu gering sein. Am sichersten wird der nötige starke Überdruck 

 erreicht, wenn bei gefüllter Blase die Flüssigkeit noch im Trichterrohr 

 oder im Trichter R selbst steht. 



