472 Walter Stempell, 



oder Stativs in das große Gefäß A und setzt den großen Gummi- 

 stopfen ein, der in seiner weiteren Durchbohrung das zjdindrische 

 kleinste Gefäß (C) trägt. An dessen unterem Ende ist eine 

 Fischblase (D) dicht schließend angebunden. Hierauf stellt man 

 neben dem großen Gefäß links das Stativbrett mit den elektrischen 

 Apparaten (Anschluß an die Lichtleitung, Widerstand, elektrische 

 Klingel und Kondensator) auf und verbindet den Steckkontakt mit 

 der Leitung. Auf das obere Brett kommt ein Becherglas (K) mit 

 etwa 25 7oig'6r (konz.) Salpeterlösung, rechts neben das große Ge- 

 fäß (A) wird ein gleiches leeres Becherglas (J) gestellt , und der 

 große Heber (i?) hineingeführt. 



Nun verbindet man durch ein nicht zu kurzes (etwa ^/g m langes) 

 Stück dünnwandigsten Gummischlauches (sogenannten Ventilschlauches 

 für Fahrräder), den man zwischen dem Anker und dem nach der 

 Klingel zu gelegenen Elektromagneten (N) hindurchzieht, das enge 

 Heberrohr (E) des innersten Gefäßes C mit einem rechtwinklig ge- 

 bogenenen, gleichweiten Glasrohr, füllt diesen Heber mit 25"/oiger 

 Salpeterlösung, indem man ihn vom Zwischenstück aus ansaugt oder 

 sein äußeres Ende durch einen Schlauch mit einer Spritzflasche ver- 

 bindet, taucht ihn in das obere Gefäß (K) und läßt so das innere 

 Gefäß (C) und die Blase (D) sich füllen. Gleichzeitig gießt man in 

 das große äußere Gefäß (A) so viel Wasser, daß dieses etwa bis zur 

 Höhe der Unterfläche des großen Gummistopfens reicht, und füllt, 

 wenn die Blase straff gespannt ist, durch das Trichterrohr (R) in 

 das mittlere Gefäß (B) soviel 5 % ige Salpeterlösung nach, daß die 

 Flüssigkeit noch im Trichterrohr steht. Als Regel gilt nämlich, 

 daß die Flüssigkeit in jedem Gefäß bei extremster Füllung etwas 

 höher stehen muß als in dem nächst äußeren, doch soll der Niveau- 

 unterschied nicht allzu groß sein. Die richtigen Druckverhältnisse 

 sind dann vorhanden, wenn bei Füllung von C die Membran an B 

 nach unten straff vorgewölbt und die Base D straff gespannt ist, 

 wenn ferner bei Entleerung von C die Membran an B nach oben 

 vorgewölbt wird und die Blase D vollkommen kollabiert. Alle be- 

 nutzten Flüssigkeiten müssen gleiche (Zimmer-) Temperatur haben, 

 da anderenfalls das Resultat durch Ausdehnung resp. Zusammen- 

 ziehung einzelner Teile getrübt resp. verzögert wird. Nach Füllung 

 des Apparats wartet man, bis durch die Tätigkeit des kleinen 



eignetsten, da physiologische Kochsalzlösung im mittleren Gefäß und Harn 

 oder Kohlensäurelösung im inneren Gefäß wegen des geringeren osmotischen 

 Druckes den Versuch allzusehr — eventuell stundenlang — verzögern. 



