Die Funktion der pulsierenden Vacuole. 473 



Hebers E die Flüssig-keit im Steigrohr F den Schwimmer G hebt, 

 so daß durch Berührung der Quecksilberkugel mit den Platin- 

 elektroden der Strom geschlossen und damit durch Zudrücken des 

 Ventilschlauches die weitere Wasserzufuhr zu C unterbrochen wird. 

 Man stellt nun den großen unteren Heber H durch Verschieben 

 im Stopfen oder besser durch Bewegung seines horizontalen und 

 absteigenden Schenkels um das am aufsteigenden Schenkel an- 

 gebrachte Gummizwischenstück so ein ^), daß im Augenblick des Kon- 

 taktes die Flüssigkeit durch ihn noch nicht abläuft, aber schon mög- 

 lichst w^eit — etwa bis in den horizontalen Schenkel — vorgerückt 

 ist. Diese Stellung ist für dieselbe Flüssigkeit immer die gleiche, 

 für Flüssigkeiten von verschiedenem spezifischen Gewicht aber merklich 

 verschieden, da der Schwimmer in diesem Falle verschieden tief ein- 

 sinkt. Voraussetzung für glattes Funktionieren ist auch ungehinderte 

 Bewegung des Schwimmers im Steigrohr, da Verunreinigungen an 

 dessen Innenwand, wie Krystalle, Wassertropfen am und im Queck- 

 silberbecher, natürlich den Kontakt stören und so verzögern können, 

 daß bei feiner Einstellung der Heber zu früh überläuft. Alle 

 derartigen Störungen sind also gegebenenfalls mit Hilfe eines schmalen 

 Fließpapierstreifens sorgfältig zu beseitigen. Eventuell wird man 

 auch festzustellen haben, ob der Elektromagnet bei Stromschluß den 

 Ventilschlauch wirklich bis zum völligen Abschluß zusammendrückt, 

 indem man das untere Schlauchende freimacht und prüft, ob bei 

 Stromschluß keine Flüssigkeit mehr abläuft. Gegebenenfalls ist ent- 

 weder der Schlauch zu dickwandig oder der Strom zu schwach. 

 Zuweilen findet nach Einstellung des Kontakts ein Sinken der Flüssig- 

 keit im Steigrohr statt. Wenn dies nur kurze Zeit nach dem 

 Schließen des Kontaktes geschieht (mehrmaliges Klingeln), so hat es 

 nichts zu bedeuten, da es entweder auf zu hoher Temperatur der 

 innersten Flüssigkeit oder auf einem nachträglichen Nachgeben der 

 Blasenelastizität beruht. Findet dagegen dauerndes Sinken statt, 

 so ist gewöhnlich Undichtigkeit des inneren oder mittleren Gefäßes 

 — meist der Blasen — die Ursache. Bei dichtem Abschluß und 

 richtiger Einstellung wird die Flüssigkeit im Steigrohr F und Heber H 

 langsam aber stetig vorrücken, und zwar erfolgt dieses Vorrücken 

 lediglich durch den in C entstehenden osmotischen Druck, und nur 

 dieser ist auch die Ursache, daß bei der beschriebenen Anordnung 



1) Durch ein auf die Ränder von /aufgelegtes schweres Holzklötzchen 

 läßt sich die Stellung leicht fixieren (vgl. Fig. E). 



Zool. Jahrb. XXXIV. Abt. f. aUg. Zool. u. Physiol. 31 



