84 M. NYRÉN, ÜBER EIN VON DER TEMPERATUR ABHÄNGIGES GLIED IN — [N. 8. 1I 
Horizontalbiegung in den beiden Lagen entstehen sollten. Wenn die optischen 
Axen der beiden Collimatoren zusammenfallen oder die für etwaige Abwei- 
chungen davon erforderlichen Correctionen schon angebracht sind, so müssen 
ja die aus den Ablesungen des Kreises gebildeten Differenzen Coll. Nord — 
Coll. Süd vor und nach dem Umstecken, bis auf das Zeichen der Re 
Biegung, theoretisch genommen, identisch sein, also: 
Lage I N— S + 360° = 180 2b 
» I N—S — 180 — 2b. 
Ob nun dieses b für alle Temperaturen denselben Werth behält, können 
wir natürlich nicht a priori wissen. Wenn es aber veränderlich ist, so muss 
ja bei z. B. steigender Temperatur der eine Werth von N — S wachsen, 
der andere abnehmen. Die hier in Rede stehenden Collimatorablesungen 
geben aber 
I N— S + 360° — 180? + 2b + 7 
1] ۸۷ = 180 — 2b + 0.03t. 
Das von der Temperatur abhängige Glied lässt sich also nicht mit b 
vereinigen. 
Die Frage, ob die Biegung mit der Temperatur veründerlich ist oder 
nicht, hat Herr Struve in der oben erwähnten Einleitung besonders unter- 
sucht. Er kommt dabei zu dem Schluss, dass man wenigstens für Tem- 
peraturen zwischen — 10° und + 10? R. die Horizontalbiegung des Instru- 
ments als constant annehmen kann. Da die mit der Temperatur veränderli- 
chen Differenzen Kreisabl. Nord — Kreisabl. Süd folglich anderen Ursa- 
chen zugeschrieben werden mussten, so hat er dafür folgende Erklärung als 
móglich hingestellt. Ausgehend von einer von W. Struve gemachten Be- 
merkung, dass Luftschichten von verschiedener Temperatur innerhalb des 
Beobachtungsraumes die Collimatorablesungen beeinflussen kónnen, spricht 
er die Ansicht aus, dass diese Schichten zu verschiedenen Jahreszeiten un- 
zweifelhaft verschieden auf einander folgen und m auch die Collima- 
torablesungen verschieden beeinflussen kónnen. 
Ohne.die Möglichkeit einer solchen Erklärung bestreiten zu wollen, 
scheint es mir doch sehr wenig Wahrscheinlichkeit für sich zu haben, dass ` 
in einem Raume mit offenen Klappen und wo der Beobachter und das In- 
strument fortwährend in Bewegung sind, die unteren Luftschichten anders 
als ausnahmsweise sich so regelmässig ordnen sollten, dass ausgeprägt sy- 
stematische Abweichungen in den Collimatorablesungen dadurch bewirkt 
werden könnten. Dass Herr Struve selbst diese Zweifel ebenfalls nicht 
ausser Acht gelassen hat, geht übrigens aus dem Wortlaut seiner hypothe- 
Melanges mathém. et astron. T. VII, p. 90. 
