Gool DEN COLLIMATORABLESUNGEN DES PULKOWAER MERIDIANKREISES. 89 
» b» Süd | A; — — 0,59 
aus 115 Ab. im Mittel = — 4 
H O. II Coll. a in vog ee + 0,25 
oder aus allen Lagen: 
رو بت ره‎ 
As = س‎ 0,505 
aus 271 Ab. im Mittel = — 0,459. 
4 
Nach diesem Resultat sollten also die Veründerungen der Amplitude 
fast ausschliesslich in den auf den Südcollimator gemachten Einstellun- 
gen ihren Grund haben. In Wirklichkeit kónnen wir aber nichts dar- 
über sagen, weil die Stellung der Mikroskope zum Horizont hóchst wahr- 
scheinlich auch mit der Temperatur Veründerungen unterworfen ist, welche 
dann die einzelnen A, aber nicht ihre aus N. und S. gebildeten Summen 
beeinflussen müssen. 
Eine Fehlerquelle könnte man ja auch in einer mit der Temperatur ver- 
änderlichen Biegung der Collimatoren vermuthen. Letztere sind nämlich 
zwischen den Unterstützungspunkten 834 mm. lang bei einem Durchmesser 
von 50 mm. und sind also unzweifelhaft einer messbaren Biegung unter- 
worfen. Bei höherer Temperatur muss auch diese grösser sein als bei 
niedriger. Da nun Objectiv und Fadennetz sich nicht in einer Verticalebene 
mit den resp. Lagern befinden, könnte also auch bei veränderter Temperatur 
die optische Axe Veränderungen erleiden, ohne dass solche durch das Niveau 
angezeigt wären. Um diese Frage zu untersuchen habe ich bei verschiedener 
Belastung der Collimatoren durch in ihrer Mitte angebrachte Gewichte eine 
Reihe Ablesungen gemacht. Dabei ergaben sich, bei einer Temperatur im 
Saal von — 8° R., im Mittel folgende Resultate: 
Kreisablesungen, 
Ohne Belast. 2 Klgr. 4 ۰ 
Südcollimator 11/36 10,81 10716 
Nordcollimator 3,50 3,80 4,16 
8-۷ 7,86 7,01 6,00 
Eine Veränderung der Amplitude mit veränderter Biegung — also wohl 
auch mit veründerter Temperatur — der Collimatoren ist also constatirt. 
Sie geht aber in entgegengesetztem Sinne gegen den hier nachzuweisenden 
Mélanges mathém. et astron, T, vil, p. 95. 
