90 M. NYRÉN, ÜBER EIN VON DER TEMPERATUR ABHANGIGES GLIED IN (۰ S. II 
Temperaturcoefficienten. Bei einer nachher vorgenommenen Messung der 
Entfernungen des Fadennetzes und des Objectivs von ihren resp. Lagern fand 
ich auch, dass es so sein musste: das Fadennetz ist 10 mm. weiter entfernt 
von seinem Lager als das Objectiv von dem seinen. Der gefundene Tempe- 
raturcoefficient der Amplitude kann also auch nicht der Biegung der Colli- 
matoren zugeschrieben werden. 
Nachdem alle diese Fehlerquellen, die man sonst als Grund der Verän- 
derlichkeit der Amplitude hätte in Verdacht haben können, sich als unan- 
nehmbar erwiesen haben, gehen wir zur Untersuchung der Zapfen der Col- 
limatoren über. 
Die Collimatoren kónnen nicht, ohne den Kreis aus den Lagern zu 
heben, auf einander eingestellt werden; der (verticale) Winkel zwischen 
ihren optischen Axen muss also mit Hülfe der Niveaus und ihrer bekann- 
ten gegenseitigen Entfernung berechnet werden. Die Zapfen sind aus 
Glockenguss und ruhen in rechtwinkligen Lagern aus demselben Metalle, 
welche in Pfeiler aus Granit eingelassen sind. Sie sind seit der ersten Auf- 
stellung des Instruments kein Mal umgeschliffen. Nur aus dem Jahre 1861 
existiren von Winnecke einige — übrigens ziemlich flüchtige — Unter- 
suchungen über ihre Form, und hat er sie damals alle conisch gefunden 
(Backlund, «Über die Herleitung etc.» p. 21— 22). Da er aber die Unter- 
suchung mit Hülfe eines kleinen Setzniveaus ausgeführt hat, ohne dabei den 
Abstand der Füsse anzugeben, so weiss man nicht, auf welche Vertical- 
durchschnitte der Zapfen die gefundenen Neigungen sich beziehen. Jetzt 
habe ich ähnliche Untersuchungen von Neuem angestellt. Das angewandte 
Setzniveau hat einen Abstand von 10 mm. zwischen den Füssen und wurde 
zuerst so gestellt, dass der eine Fuss auf der Mitte des Zapfens ruhte, dann 
wurde es der Länge nach verschoben bis der zweite Fuss an der Anfangs- 
stelle des ersten aufruhte. Die ganze Verschiebung betrug also etwa 10 mm. 
Nachdem diese Operation noch in umgekehrter Richtung ausgeführt war, 
wurde der Collimator in den Lagern um 180? gedreht und die andere Seite 
des Zapfens in derselben Weise untersucht. Es ergab sich dann, wenn wir 
die Reihenfolge der Verschiebungen von Süd nach Nord beibehalten und 
bezeichnen mit 
— — Nordende des Niveaus höher 
— = Südende des Niveaus höher : 
Melanges mathém. et astron. T. VII, p. 96. 
