94 M. NYRÉN, ÜBER EIN VON DER TEMPERATUR ABHÄNGIGES GLIED IN — [N. $. H 
hat. Die Róhren der Collimatoren und der Niveautrüger sind alle aus Mes- 
sing und haben also denselben Ausdehnungscoefficienten. Hat man dann 
dafür gesorgt, dass der eine Niveaufuss auf dem Zapfen immer an derselben 
Stelle aufliegt, so ruht bei jeder Temperatur auch der andere an einer 
unveründerten Stelle. Die Zapfenlager sind aber in einem Granitpfeiler be- 
festigt und behalten also, wenn nicht absichtlich verstellt, ihre gegenseitige 
Entfernung bei allen Temperaturen fast unverändert; die Berührungspunkte 
zwischen diesen Lagern und den Zapfen müssen sich also mit der Temperatur 
längs diesen letzteren verschieben. Wie oben gesagt, beträgt die Entfernung 
zwischen den Berührungspunkten der Lager jedes Collimators 834 mm., 
der Unterschied des linearen Ausdehnungscoefficienten von Messing und 
Granit etwa 0,000015 für 1? R. Eine Temperaturünderung von 40? R. be- 
wirkt also in der Länge des Collimators im Vergleich mit der Entfernung der 
Lager eine Veränderung von 0,5 mm. Nach den oben mitgetheilten Resul- 
taten der Nivellements würde an jedem der Collimatoren, etwa in der Mitte 
der Zapfen, eine Verschiebung des Contactpunktes um diese Quantität voll- 
kommen genügen um die Neigung um mehr als eine ganze Secunde zu ver- 
ändern. Dass die erwähnten Neigungsänderungen durch gleichzeitige Ver- 
schiebung beider Niveaufüsse entstanden sind, wührend es sich hier dagegen 
nur um den einen Berührungspunkt handelt, braucht an dieser Schlussfol- 
gerung nichts zu ändern; denn es ist wenigstens ebenso wahrscheinlich, dass 
die Niveauänderung im letzteren Falle grösser, als dass sie kleiner heraus- 
kommt. Wird nun der eine Zapfen durch Anlehnen der Flansche des Colli- 
mators gegen die Contactschraube immer in unveründerter Stellung gegen 
das Lager gehalten, so muss bei Temperaturänderungen der andere sich 
in seinem Lager verschieben. Bringt man dann an alle Ablesungen des auf 
die Collimatoren eingestellten Kreises dieselbe Correction wegen der ver- 
schiedenen Zapfendicke an, so müssen bei verschiedenen Temperaturen auch 
verschiedene Amplituden herauskommen. In Anbetracht des verschiedenen 
Leitungsvermögens für Wärme bei der Messingröhre des Collimators und 
dem Granitpfeiler würde es auch hiermit gut übereinstimmen, dass die 
rascheren Temperaturänderungen eines Abends einen grösseren Coefficienten 
geben als die mit der Jahreszeit langsamer vor sich gehenden. 
Wenn nun auch diese Erklärung mehr Wahrscheinlichkeit für sich hat, 
als die vorher discutirten, so lässt sie doch auch schwerwiegende Einwen- 
dungen zu. Die ermittelten Eigenschaften der Zapfen können nämlich, bei 
einer anderen als der hier hypothetisch angenommenen Stellung in Bezug 
auf die Lager, bei Veränderungen der Temperatur auch eine entgegengesetzte 
Wirkung auf die Amplitude haben, der Art, dass die Differenz N — S bei 
steigender Temperatur kleiner wird. Dieser Einwand würe nicht von so 
Mélanges mathém. et astron. T. VII, p. 100. 
