180 H. WILD, ÜBER DIE BENUTZUNG DES ELECTRISCHEN GLÜHLICHTS Is ٩: 1 
übergeführten Magnetographen gelang es schliesslich, eine einigermaassen 
befriedigende Schärfe der Curven mit diesen Lichtquellen zu erzielen und 
trotz der Anwendung mikrometrischer Einstellungen der Brenner liess sich 
bis zuletzt nicht ganz eine kleine Verschiebung der Bilder beim täglichen 
Wechsel der Lampen vermeiden. 
Bei den beiderlei Lichtquellen war ferner die gleichzeitige bedeutende 
Wärmeproduction sehr störend, indem diese durch einseitige Wirkung auf 
die die Apparate umhüllenden Glocken innerhalb dieser Luftstrómungen 
und damit eine Beunruhigung der suspendirten Magnete bewirkten. Nur 
durch Anbringung dreifacher Blechschirme zwischen Flamme und Apparat, 
welche wieder für die directe Scalen-Ablesung und die Empfindlichkeitsbe- 
stimmungen Inconvenienzen darboten, konnte dieser. Übelstand beseitigt 
werden. 
Trotz der Anwendung der Ventilationsróhren über den Flammen er- 
zeugten endlich bei beiden Lichtquellen die Verbrennungsproducte Ver- 
unreinigungen der Luft im betreffenden Local, welche ein gelegentliches 
längeres Verweilen darin sehr erschwerten. 
Die Erfahrungen nun, welche ich bei der Einführung der electrischen 
Beleuchtung im physikalischen Central-Observatorium während der letzten 
Jahre zu machen die Gelegenheit hatte, legten mir die Idee nahe, ob nicht 
der grössere Theil dieser Übelstände durch Anwendung des electrischen 
Glühlichts als Lichtquelle beim Magnetographen zu beseitigen 
wäre. Dabei verhehlte ich mir nicht, dass die Benutzung so starker elec- 
trischer Ströme in der Nähe magnetischer Instrumente eine neue Quelle von 
Stórungen werden kónnte und dass also jedenfalls in dieser Richtung be- 
sondere Vorsicht zu beobachten sein werde. Immerhin schien aber in Folge 
einiger günstiger Umstände, welche die Kosten sehr verminderten, die Sache 
eines Versuches werth, so dass ich im Sommer 1890 an die Ausführung 
schritt. Der Erfolg war ein so über Erwarten günstiger, dass ich jetzt, 
nachdem die neue Einrichtung wührend mehrerer Monate zu voller Zufrie- 
denheit functionirt hat, eine kurze Beschreibung derselben für nützlich halte. 
Als Lichtquelle habe ich die sogenannten Photophoren von Trouvé 
in Paris benutzt. Es sind dies kleine kugelfórmige Glühlümpchen von 6 
Volt mit geradlinigtem Kohlenfaden von 5—15 mm. Länge, welche in 
Messingróhren von 36 mm. Durchmesser so eingeschlossen sind, dass sich 
der Kohlenfaden im Focus eines Hohlspiegels einerseits und einer biconvexen 
Linse andererseits befindet und so beim Glühen desselben ein paralleles 
Lichtstrahlenbündel durch die letztere aussendet. Auf der Messingróhre 
sind isolirt zwei Drahtklemmen zur Zuleitung des Stromes zum Glühlämp- 
chen befestigt, indem zwei federnde, von den Klemmen ausgehende Messing- 
Mélanges plys: et chim. T. XIII, p. 174. 
