(xxx1v)] FÜR PHO APPARATE. 181 
drühte durch Platindrahtósen gesteckt sind, die in die Glasampullen einge- 
schmolzen und in bekannter Weise mit dem Kohlenfaden verbunden sind. 
Beim Adie'schen Magnetographen nach dem Kew-Modell hat bekannt- 
lich jedes der drei Variationsinstrumente eine besondere Lichtquelle. Es 
wurden also statt der Petroleum-Lampen vor den spaltfórmigen Oeffnungen 
der 3 Collimatoren solche Lämpchen so aufgestellt, dass sie erstlich um 
ihre Lüngsaxe wie auch um eine horizontale und vertikale Axe drehbar, 
zweitens seitlich und in der Hóhe verstellbar sind, endlich der Spalte mehr 
oder minder angenähert werden können. So ist es möglich, ihnen stets eine 
solche Stellung zu geben, dass der Kohlenfaden genau parallel der Spalte 
orientirt ist, in die Verlängerung der optischen Axe des Collimators fällt 
und nur ein Bild auf dem photographischen Papier giebt. Ebenso wurde 
hinter jeder der drei transparenten Elfenbein-Scalen, welche für die directe 
Ablesung der Magnetspiegelstände bei diesem Magnetographen dienen, je 
ein solches Lämpchen so angebracht, dass es längs der Scale auf einem 
horizontalen Holzlineal verschiebbar ist, wobei zwei seitliche Messing- 
schienen die Stromzuleitung vermitteln. Ein Commutator gestattet den 
Strom entweder dem einen oder anderen System dieser 3 Lampen zuzu- 
schieken. Dabei konnten nun die 3 Lampen je entweder parallel oder hinter- 
einander geschaltet sein; ich entschied mich für die letztere Schaltungsweise 
aus drei Gründen: erstlich weil bei Parallel-Schaltung in der unverzweigten 
Hauptleitung ein Strom der 3-fachen Stärke von dem für die einzelne Lampe 
zu gutem Glühen erforderlichen circuliren würde, was die Vermeidung von 
stórenden Einwirkungen auf die Magnete erschwert haben würde und zweitens 
weil trotz der 3-fachen Zahl von nóthigen Volts, 18 Volt in Summa, doch 
damit durch eine bessere Ausnutzung der Dynamomaschine ein Vortheil er- 
zielt wurde. Endlich gestattete die Verfügung über 18 Volt in diesem Falle, 
mitten über dem Magnetographen, d. h. über dem Kasten, in welchem sich 
die Cylinder mit den empfindlichen Papieren befinden, eine mit Reflector 
und einem rothen Glase versehene 18 Volt-Lampe aufzuhängen, die ein 
hinlänglich starkes rothes Licht giebt, um alle beim täglichen Wechsel 
der photographischen Papiere nóthigen Manipulationen sicher und ohne 
Gefahr für diese ausführen zu kónnen. Derselbe Commutator, der den 
Strom sei es zu den 3 Collimatoren sei es zu den 3 Scalen-Lampen führt, 
gestattet, denselben auch statt durch diese durch die obige 18 موس وی‎ 
zu leiten. 
Da hier zur Belonshtong ein ری‎ constanter Strom von 0,5 bis 1 
Ampère Stärke eontinuirlich Tag und Nacht hindurch erfordert wird, so 
konnte selbstverständlich nur an Accumulatoren als unmittelbare Stromes- 
quelle gedacht werden. Anfänglich beabsichtigte ich, dieselben, nämlich für 
Melanges phys. et chim. T. XIII, p. 175. 
