182 H. WILD, ÜBER DIE BENUTZUNG DES ELECTRISCHEN GLÜHLICHTS  [N. S. 1 
unseren obigen Bedarf deren 9, im unterirdischen Pavillon selbst, in wel- 
chem sich der Magnetograph befindet, aufzustellen und dieselben nach Be- 
darf alle 2—4 Tage gegen 9 andere auszuwechseln, welche inzwischen in 
dem 150 m. entfernten Hauptgebäude mit der Dynamomaschine geladen 
worden würen. Nach einiger Überlegung entschied ich mich indessen zur 
Vermeidung des häufigen umständlichen Transports der Accumulatoren da- 
zu, dieselben im Hauptgebäude in der Nähe der Dynamomaschine fest auf- 
zustellen und ihren Strom zu den Lampen im unterirdischen Pavillon hin- 
zuleiten. Diese Leitung besteht aus zwei blanken Kupferdrühten, der eine 
von 3, der andere von 5 mm. Durchmesser, die nur da, wo sie im Innern 
der Gebäude längs der Wände, auf Holzklótzen befestigt, verlaufen, zur 
besseren Isolation mit Kautschoukschlauch überzogen, und sonst an 6, nahe 
aequidistanten Pfählen zwischen beiden Gebäuden auf gewöhnlichen Porzellan- 
Isolatoren befestigt sind. Da die Leitung um den unterirdischen Pavillon 
herum zu dem nach Nord gewendeten Eingang desselben herumgeführt 
werden musste, so beträgt die Länge jedes Drahtes rund 200 m. Im Innern 
des unterirdischen Pavillons sind die beiden Drähte zur Vermeidung einer 
magnetischen Wirkung überall móglichst nahe einander gelegt; auf den 
Pfählen im Freien stehen sie dagegen um 0,3—0,5 m. (der eine hängt 
zwischen den Pfühlen tiefer herab als der andere) von einander ab. Da nun 
in der Nàhe des unterirdischen Pavillons die Leitung bloss 16 m. im Hori- 
zont vom Centrum des Magnets der Lloyd'schen Wage für directe Ablesung 
absteht, nahe parallel diesem verläuft und nur 2,5 m. höher liegt als der 
Magnet, so war durch den obigen Abstand beider Dráühte bereits ein stó- 
render Einfluss auf diesen Magnet veranlasst, indem derselbe um nahe 0,5 
Scalentheile abgelenkt wurde, wenn man in der Leitung einen Strom von 
2 Ampere circuliren liess. Es wurde daher in der Nähe dieses Pavillons 
der dünnere Kupferdraht auf 25 m. Lünge durch ein gut isolirtes, um den 
dickeren Draht unmittelbar herumgeschlungenes Cabel ersetzt, worauf jede 
merkliche Wirkung auf die Magnete sämmtlicher Variationsinstrumente im 
Pavillon beim Schliessen oder Óffnen des Stromes verschwand. 
Der Verlust an Spannung durch diese Leitung betrug nahe 2 Volt, so 
dass jetzt zur Erzielung genügenden Glühens der Lampen 10 Accumula- 
toren resp. 20 Volt als Stromquelle erforderlich waren. Die Isolation der 
Leitung erwies sich als ganz genügend, indem nur bei sehr regnerischem 
feuchten Wetter eine schwache Ableitung bemerkbar wurde. 
Die Accumulatoren sind von Jablotschkow und Comp. in St. Peters- 
burg verfertigt und haben 11 Platten von zusammen 23 Kilogr. Gewicht in 
bleigefütterten Holzkasten, deren äussere Dimensionen 170 mm. Länge, 
309 mm. Breite und 400 mm. Hóhe sind. 20 Stück derselben sind in zwei 
Mélanges phys. et chim, T, XIII, p. 176. 
