(XXXIV)| FÜR 0 APPARATE. 183 
Serien zu 10 angeordnet, deren Pole vermittelst zweier Commutatoren ab- 
wechselnd von der einen Serie mit der Leitung zum unterirdischen Pavillon 
resp. also mit den Glühlampen und von der anderen Serie mit den Polen 
der Dynamomaschine behufs Aufladung zu verbinden sind. Als Dynamo- 
maschine wird eine kleine ältere Maschine von Siemens & Halske benutzt, 
welche wir in der Werkstätte des physikalischen Central-Observatoriums 
durch neue Bewicklung der Electromagnete in eine recht brauchbare Neben- 
schluss-Maschine verwandelt haben. Sie wird von einem Lilienthal'schen 
21,-pferdigen Dampfmotor mit inexplosibelm Kessel betrieben, der be- 
reits vorhanden war und bisher bloss zum Betrieb einer Wasserpumpe ver- 
wendet wurde. Hiemit in Bewegung gesetzt giebt die Dynamomaschine leicht 
50 Volt Spannung. Gewóhnlich erfolgt die Ladung der einen oder anderen 
Serie von 9 Accumulatoren bloss mit 36 Volt Spannung und mit einem 
Strom von 8 Ampere. In die Leitungen eingeschaltete Rheostaten, Ammeter 
und Voltmeter gestatten in üblicher Weise die Regulirung sowohl des Lade- 
stroms, als des Beleuchtungsstroms, sowie die Spannungsmessung der Dy- 
namomaschine und der in Ladung wie in Entladung begriffenen Batterie. 
In die Leitung zum unterirdischen Pavillon sind sowohl bei diesem, wie 
beim Hauptgebäude Blitzplatten eingeschaltet und ausserdem noch im letz- 
teren ein Signal-Apparat, um eine eventuelle Unterbrechung des Stromes 
z. B. durch das Durchbrennen einer Lampe anzuzeigen. Er besteht in einem 
Electromagnet mit dickem Draht, in welchem der Strom cireulirt und so 
die Anziehung des federnden Ankers bewirkt. Der letztere wird durch die Feder 
abgezogen, sobald die Stromstärke in der Beleuchtungs-Leitung unter 0,4 
Ampere fällt, und schliesst dann den Strom für zwei electrische Läutwerke, 
von denen das eine in der Nähe der Dynamomaschine resp. in der Werkstätte 
des Observatoriums und das andere im Schlafzimmer des Verwesers des- 
selben sich befindet. Hierdurch wird also eine gánzliche Unterbrechung des 
Stroms oder eine Verminderung seiner Stärke bis zu einer Grenze, wo keine 
gute Registrirung mehr erfolgen würde, angezeigt und kann somit eine so- 
fortige Beseitigung der Stórung erfolgen. 
Die ersten Glühlampen mit kurzen Kohlenfaden, welche uns Herr Trouvé 
lieferte, verlangten durchweg einen Strom von 1,8 Ampere, um ein gutes 
Licht zu geben. Da sich indessen auch einige mit doppelt so langen (10 mm.) 
Faden dabei befanden, die nur 1 Ampére Strom zu befriedigendem Glühen er- 
forderten, so schien eine Verbesserung móglich. In der That besorgte uns dann 
Herr Trouvé gleich grosse Lümpchen mit 15 mm. langem Kohlenfaden, 
die nur 0,4 bis 0,5 Ampere Strom verlangen. In Folge dessen verbrauchen 
wir täglich nur 12 Ampere-Stunden im Maximum, so dass es also voll- 
kommen genügt, täglich ungefähr 2 Stunden mit 8 Ampere zu laden, um 
Mélanges phys. 
Chim, T, XIII, p. 177. 
