(XXXIV) | FÜR R APPARATE. 185 
nicht mehr erheblich steigt, wie dies bei Benutzung der Petroleum-Lampen 
der Fall war. 
Auch beim Magnetograph ist die Erwärmung durch die Glühlampen 
eine so geringe, dass alle oben erwähnten Schutzschirme beseitigt werden 
konnten. Ebenso wurden auch die Ventilationsróhren entfernt, da Er keine 
Ursache zur Luftverunreinigung mehr vorhanden ist. 
Alle diese Vortheile würden aber nicht viel zu bedeuten haben, wenn 
nicht die Schärfe der erzielten Curven mindestens ebenso gross wäre wie 
bei Gas- oder Petroleum-Beleuchtung. Wir können nun nach den bisherigen 
Erfahrungen sagen, dass die Schärfe und Gleichförmigkeit 1111 7 
Beleuchtung sehr viel grösser ist als bei den besten Curven, welche wir je 
mit den bisherigen Lichtquellen erhalten haben. Überdies findet eine Ver- 
rückung des Normalstandes durchschnittlich nur je ein Mal im Monat statt, 
wenn nämlich eine Lampe in Folge Durchbrennens des Kohlenfadens durch 
eine andere ersetzt werden muss. 
Da also durchschnittlich monatlich mindestens 3 Lampen zerstört wer- 
den, so kommen zu den obenerwähnten jährlichen Kosten noch 36—-40 Rbl. 
für Glühlampen hinzu; trotzdem haben wir gegen Petroleum immer noch 
eine grosse Ersparniss. 
Die Vortheile, welche uns also die Einführung der electrischen Glüh- 
lieht-Lampen bei den magnetischen Variations - Apparaten gebracht hat, 
sind kurz zusammengefasst folgende: 
Gleichfórmigere, schärfere und viel schmälere Curven auf dem photo- 
graphischen Papier und somit Erhöhung der Genauigkeit der Registrirung. 
2. Vollständige Vermeidung störender Temperatursteigerungen und ein- 
seitiger Erwärmungen der Apparate. 
3. Vermeidung jeglicher Luftverderbniss im betreffenden Local. 
4. Möglichkeit, die Unterbrechungen in den Registrirungen auf ein 
Minimum zu beschränken durch die erwähnten Signale. 
5. Grosse Bequemlichkeit aller Manipulationen bei den directen Beob- 
achtungen sowohl als beim Wechseln der Papiere im Icom so 
dass jetzt der Beobachter ohne Gehülfe Alles machen kann. 
6. Eine Ersparniss gegenüber Petroleum-Beleuchtung und somit in noch 
höherem Maasse gegenüber der Benutzung von Leuchtgas. Diese Ersparniss 
würde selbstverständlich noch erheblich grösser werden, wenn es durch 
eine geringe Abänderung unseres Magnetographen gelänge, ähnlich wie beim 
Mascart’schen bloss eine Lichtquelle für alle drei Instrumente anzuwenden. 
Vorversuche in dieser Richtung berechtigen zu der Hoffnung, dass dies nicht 
allzuschwer zu erzielen sein werde. 
phys. et chim. T. XIII, p. 179. 
