520 H. WILD, [N. 8.1 
La comparaison des données météorologiques pour les différents pays 
laisse toujours encore à désirer, parceque les instruments normaux, sur 
lesquels sont basées les corrections des instruments des stations dans chaque 
pays, ne sont pas assez concordants. C'est surtout le cas pour les barometres 
et thermométres. Pour remédier de la manière la plus simple et moins cou- 
teuse à cet inconvénient la conférence a recommandé de comparer les baro- 
mètres normaux des pays voisins et d'y inclure autant que possible la com- 
paraison avec le baromètre normal. du bureau international des poids et 
mesures à Sevres, lequel servirait alors comme base pour déterminer les 
corrections de tous les autres barométres normaux. Quant aux 8 
normaux leurs indications s'écartent entre elles surtout au-dessous de zéro et 
notamment au-dessous de —40?, oü l'on doit avoir recours aux thermo- 
métres à alcool. Pour ces températures basses il n'y a que le thermométre 
à gaz (hydrogène) qui peut donner des indications valables et uniformes et 
comme le comité international des poids et mesures avait déjà sur la priere 
du comité international de bredest fait comparer dans son bureau à 
Sèvres des thermomètres normaux à alcool ayec le thermomètre à hydrogène 
aux températures au-dessous de zéro jusqu'à — 70^, la conference a pu 
décider d'introduire dans l'usage de la météorologie les indications des tem- 
pératures d’après le thermomètre à hydrogène et a invité les météorologistes 
de s'arranger que cela se fasse partout pas plus tard qu'avec l'an 1901). 
L’on avait il y a quelques années proposé de méme de faire de comparai- 
sons des anémométres normaux des différents instituts météorologiques, mais 
la conference a trouvé qu'il suffirait maintenant de demander qu'on se serve 
dès-à-présent seulement des anémomètres vérifiés d'apres les méthodes con- 
nues et pratiquées déjà dans plusieurs pays, parceque les différences qui 
peuvent résulter des diverses méthodes et appareils de vérification sont 
beaucoup plus petites que les differences inévitables de l'exposition des ané- 
momètres, pour laquelle il lui a paru impossible d'établir des règles uni- 
formes. 
La conférence n'a d'aprés l'état actuel de la science pas trouvé possible 
ni de recommander une certaine méthode des observations actinométriques 
pour l'introduction générale ni d'indiquer une formule générale pour la 
détermination de l'humidité de l'air avec le psychromètre. Il est donc 
désirable qu'en vue de la grande importance de ces deux éléments météoro- 
1) Je peux ajouter ici que notre Observatoire physique central posséde déjà deux thermo- 
mètres normaux à mercure et un thermomètre normal à alcool, qui ont été vérifiés au bureau 
international des poids et mesures d’après le thermomètre à hydrogène, le dernier jusqu'à 
— 70°. Nous pourrons done nous occuper dés-à-présent de introduction de l'échelle thermo- 
métrique normale (à hydrogène) chez nous. 
Mélanges phys. et chim. T. XIII 
