18 Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für vaterl. Cultur. 



Temperaturstrahler bestimmen. Die Untersuchungen über das Spektral- 

 Flickerphotometer und Pyrometer zerfallen also in zwei Teile: In die 

 Ermittelung der Empfindlichkeit des Auges und in die Temperatur- 

 bestimmung. Über den ersten Teil sind auf Veranlassung der Herren 

 Lummer und Pringsheim schon Untersuchungen 1 ) von Herrn 0. Stiller 

 am physikalischen Institute der Universität Breslau angestellt worden. 

 Da im allgemeinen die Empfindlichkeit für verschiedene Beobachter ver- 

 schieden sein wird, so hat der Verfasser die Messungen von Herrn 

 Stiller wiederholt und zum Teil erweitert. 



Im Prinzip wird die Empfindlichkeit folgendermaßen bestimmt. Nach- 

 dem das Flickerphotometer justiert und geeicht ist, photometriert man 

 damit das Spektrum des elektrisch geglühten „schwarzen Körpers" 2 ) und 

 erhält so die relative Helligkeitsverteilung dieses Spektrums, wie es von 

 dem Prisma des Flickerphotometers entworfen wird. Da die Temperatur 

 des „schwarzen Körpers" mit dem zugehörigen Thermoelement gemessen 

 werden kann, so ergibt sich aus der Wienschen Gleichung die Intensitäts- 

 verteilung für ein normales Spektrum. Ein Hauptfortschritt der Methode 

 gegenüber den älteren besteht in dieser Benützung der genau bekannten 

 Energieverteilung des schwarzen Körpers. Reduziert man die Helligkeits- 

 verteilung auf das Normalspektrum, so wird die Empfindlichkeit für jede 

 Spektralfarbe in willkürlichem Maße gemessen, indem man das Verhältnis 

 des Helligkeitswertes zum Iatensitätswert an dieser Stelle bildet. 



Statt die Helligkeitsverteilung für das Normalspektrum zu berechnen, 

 könnte man auch die Intensitätsverteilung auf das Prismenspektrum 

 reduzieren. 



Hat man die Empfindlichkeit bestimmt, so kann man den umgekehrten 

 Weg einschlagen und die schwarze Temperatur eines leuchtenden Tem- 

 peraturstrahlers bestimmen. Aus der Wienschen Gleichung, die im sicht- 

 baren Gebiete auch bei relativ hohen Temperaturen die Intensitätsver- 

 teilung im Normalspektrum des schwarzen Körpers richtig wiedergibt, 

 ersieht man, daß mit steigender Temperatur die Intensität der violetten 

 Wellen stärker ansteigt als die der roten, d. h. mit steigender Temperatur 

 ändert sich das Intensitätsverhältnis für zwei feste Wellenlängen. Mittelt 

 des Flickerphotometers kann man nun zunächst das Helligkeitsverhältnis 

 für die beiden Farben feststellen ; da die Empfindlichkeit bekannt ist, so 

 kennt man auch das Intensitätsverhältnis. Aus diesem Intensitätsverhältnis 

 kann man dann die Temperatur berechnen. 



Wird außerdem die Temperatur noch auf andere Weise, z. B. mit 

 dem Thermoelement ermittelt, so kann das erhaltene Resultat geprüft 

 werden. 



1 ) Noch nicht veröffentlicht. 



2 ) 0. Lummer und F. Kurlbaum. Verh. d. phys. Ges. XVII, 9. 



