II. Abteilung. Naturwissenschaftliche Sektion. 19 



Auf Veranlassung meiner hochverehrten Lehrer, der Herren Professoren 

 Lummer und Pringsheim habe ich diese Untersuchungen in Angriff 

 genommen. 



Beschreibung des Apparates 1 ). 



Das Flickerphotometer besteht aus einem gewöhnlichen Spektral- 

 apparat, dessen Kollimatorrohr zwei nebeneinander stehende vertikale 

 Spalte trägt, die zur optischen Achse symmetrisch liegen und von der- 

 selben Lichtquelle gleichstark beleuchtet werden. Im Beobachtungsfern- 

 rohr entstehen dann zwei Spektren, die sich teilweise überdecken und 

 gleich hell sind. Vor den Kollimatorspalten ist ein um seine horizontale 

 Achse drehbarer Blechzylinder angebracht. Die Achse vorläuft parallel 

 zur Spaltebene, so daß der Zylindermantel an den beiden Spalten in ihrer 

 Längsrichtung vorbeirotiert. Der Blechmantel ist so mit Ausschnitten ver- 

 sehen, daß die Spalte abwechselnd mit Licht beschickt werden. Die beiden 

 Spektren werden also jetzt nicht gleichzeitig sondern abwechselnd erzeugt. 

 Die Okularblende ist dementsprechend in beliebig schnellem Wechsel mit 

 Licht von zwei verschiedenen Wellenlängen ausgefüllt. 



Die Anordnung des rotierenden Zylinders bringt es mit sich, daß 

 man das Licht nicht direkt von der Lichtquelle zu den Spalten führen 

 kann. Man läßt es parallel zur Zylinderachse auf zwei im Innern des 

 Hohlzylinders befindliche totalreflektierende Prismen und von da auf die 

 Spalte fallen. 



Blickt man bei einer beliebigen Fernrohrstellung ins Okular, so sieht 

 man bei sehr langsamer Umdrehung des Zylinders den Okurlarspalt ab- 

 wechselnd hintereinander mit zwei verschiedenen Farben ausgefüllt. Bei 

 schneller werdender Rotation kann man die einzelnen Farben nicht mehr 

 unterscheiden, sondern man sieht ein Flickern. Durch Veränderung der 

 Breite des einen der beiden Kolliniatorspalte jedoch läßt sich erreichen, daß 

 das Flickern schwächer wird und schließlich ganz verschwindet. Nach dem 

 Fliinmerprinzip tritt dies ein, wenn die beiden zu vergleichenden Farben 

 die gleiche Helligkeit besityen. Nach dem Vierordtschen Prinzip verhalten 

 sich dann die Helligkeiten dieser Farben bei gleichen Spaltbreiten um- 

 gekehrt wie die Kollimatorspaltbreiten, bei denen das Flickern ver- 

 schwindet. 



Durch Drehen des Beobachtungsfernrohres kann man bei einem be- 

 stimmten Spalt abstände jede Farbe des einen Spektrums mit einer ganz 

 bestimmten des anderen zum Vergleich bringen. Um den Bereich der zu 



i) S. Seite 17, Anm. G. 



2* 



