20 Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für vaterl. Cultur. 



vergleichenden Spektralbezirke zu erweitern, ist dafür gesorgt, daß der 

 Abstand der Spalte, dessen kleinster Wert 2 mm beträgt, auf 4, 6 usw. 

 bis 12 mm vergrößert werden kann. Außerdem sind dem Apparat 

 mehrere Prismen von verschiedener Dispersion beigegeben. Der Raum 

 zwischen den Spalten ist durch Blenden verschlossen. Die Breite der 

 Spalte wird durch Schrauben mit Trommelablesung reguliert. Einer Um- 

 drehung gleich 100 Skalenteilen entspricht eine Spaltbreite von 0,25 mm. 

 Der vom Beobachter aus links liegende Spalt soll in Folgendem mit I, 

 der rechte mit II bezeichnet werden. 



Prisma und Beobachtungsfernrohr können so umgelegt werden, daß 

 die von den Spalten I und II ausgehenden Strahlen ihre Rollen genau 

 vertauschen. (Rechts- und Linksstellung.) Diese Vorrichtung gestattet 

 es, das Photometer so einzustellen, daß beide Spalte gleich stark be- 

 leuchtet werden. Macht man nämlich beide Spalte gleich breit, so kann 

 man jetzt durch Drehen des Fernrohrs einmal bei Rechts-, das andere 

 Mal bei Linksstellung die beiden Wellenlängen aufsuchen, für die das 

 Flickern verschwindet.' Ergeben sich beide Male dieselben Wellenlängen- 

 paare als gleich hell, so ist das Photometer richtig eingestellt. Das zu 

 einer bestimmten Fernrohrstellung gehörige Wellenlängenpaar kann aus 

 Dispersionskurven ') entnommen werden. 



Die Einstellung des Fernrohrs auf einen bestimmten Wellenlängen- 

 bezirk wird durch eine Schraube mit Trommel bewirkt und kann auf einer 

 Skala abgelesen werden. Die Trommel gestattet, hunderstel Skalenteile 

 zu messen. Die Eichung des Instrumentes geschieht folgendermaßen. 

 Beide Kollimatorspalte werden möglichst schmal gemacht und mit homo- 

 genem Licht von bekannter Wellenlänge beleuchtet. Der eine Spalt wird 

 zunächst durch einen Sektor des Zylindermantels verdeckt und die vom 

 anderen Spalt entworfene Spektrallinie wird durch Drehen des Fernrohrs 

 in die Mitte des Okularspaltes gebracht. Die zugehörige Fernrohrstellung 

 wird als Abzsisse in einem orthogonalen Koordinatensystem abgetragen, 

 die betreffende Wellenlänge als Ordinate. Dasselbe geschieht alsdann für 

 den anderen Spalt. Wird dieses Verfahren noch für genügend viel andere 

 Wellenlängen ausgeführt, so erhält man zwei Dispersionskurven, die um 

 so mehr gegeneinander verschoben sind, je weiter die Kollimatorspalte 

 auseinander liegen. Es genügt, das Pbotometer für die engste Schalt- 

 stellung (2 mm) zu eichen. Für die übrigen Spaltabstände können die 

 Einstellungen berechnet werden, wenn man die Fernrohrstellung z. B. für 

 eine Natriumlinie kennt. Da das Okular kein Fadenkreuz enthält, so ge- 

 schieht die Einstellung der Spektrallinien auf die Mitte des Spaltes nach 

 Schätzung. Die hierdurch hervorgerufene Ungenauigkeit beträgt ungefähr 

 2 Trommelteile. Dem entspricht ein möglicher Fehler in der Einstellung 



!) Diese sind von Herrn 0. Stiller bestimmt worden. 



